REVUE DES TRAVAUX 
RELATIFS AUX MÉTHODES DE TECHNIQUE 
PUBLIÉS EN 1889, 1890 ET JUSQU'EN AVRIL 1891 (Suite). 
IT, — MicroscOPIE. 
Nouvel objectif à immersion. 
n nouveau progrès vient d'être réalisé dans la construction des objectifs. 
M. Zeiss, d'Iéna, est parvenu, d'après les indications de M. le professeur ABBE, 
à obtenir un nouvel objectif qui permet d'utiliser une lumière beaucoup 
plus oblique que les autres objectifs fabriqués jusqu'ici. Son ouverture nu- 
mérique est de 1,60, sa distance focale de 2m®,5, Comme liquide à immer- 
sion il faut employer avec cet instrument le monobromure de naphtaline 
dont l'indice de réfraction est de 1,60. Pour en utiliser toute la puissance, il 
faut que le couvre-objet ait un indice de réfraction supérieur à 1,60 et que 
l'objet soit plongé dans un milieu d'indice également supérieur à 4,60, tel 
que le réalgar, Fiodure de mercure, le monobromure de naphtaline. En 
outre, quand l'éclairage doit atteindre son maximum d'obliquité, le porte- 
objet doit lui-même être en un flint d'indice de réfraction considérable, et 
il en est de même pour le condensateur, et entre ces objets, il faut inter- 
poser une substance très réfringente, le monobromure de naphtaline par 
exemple 
On conçoit qu'un tel objectif ne saurait être fait pour des recherches cou- 
rantes; mais il peut rendre de grands services dans des cas particuliers; 
par exemple pour donner des renseignements précis sur des structures ex- 
trèmement délicates, telles que celles des valves des Diatomées, etc. (1). 
L'objectif est constitué de la façon suivante : 4° une lentille frontale 
simple, plus que demi-sphérique, en flint ayant un indice de réfraction 
de 1,72; 2 une lentille achromatique formée de deux lentilles simples; 
3° une lentille simple en crown ; 4° une lentille achromatique à trois verres ; 
5° une lentille achromatique correctrice formée de deux verres, Dans trois 
de ces lentilles le crown est remplacé par la fluorite. 
Objectif redresseur et à long foyer pour dissection. 
Dans diverses recherches de Botanique l’on a à faire des dissection. 
Pour se trouver dans les meilleures conditions possibles, il est préférable 
Pa je Pour sé to théoriques et pratiques relatifs à cet objectif voir : Czaps 
her 
ky : 
n der Apertur 1,60 \Monobromnaphtalin), hergestellt nach 
Rec echnunge n von | Prof Abbe in ré nv Werkstätte von is Zeiss 
