REVUE DE TECHNIQUE. 489 
que les images ne soient pas renversées; il est utile que l'instrament 
- employé ait à la fois une grande distance focale el un assez fort gros- 
sissement. Ces trois conditions ne sont simultanément réalisées ni dans ln 
loupe simple, ni dans la loupe de Brucke, ni dans le microscope muni d'un 
appareil redresseur. 
M. Marassez (1) est arrivé à obtenir le résultat cherché, Dans son micro- 
scope une première lentille (ou sysième dé lentilles) donne de l'objet une 
image réelle et renversée. Une seconde lentille (ou système de lentilles) 
joue le rôle d'objectif du microscope; par elle on obtient de l’image précé- 
dente une seconde image réelle, renversée par rapport à la première et par 
suite droite par rapport à l’objet. C’est cette image qué l’on regarde au 
moyen de l’oculaire. 
Des objectifs faits comme il vient d'être indiqué donnent par exemple 
7 centimètres de distance focale, et avec l’oculaire 2 de Verick et une lon- 
gueur de tube de 16 centimètres, un grossissement de 39 diamètres. L'image 
reste bien plane, le champ suffisamment étendu, 8 à 10 millimètres, et le 
pouvoir de pénétration de l'instrument est très grand, de 2 à 3 millimè- 
tres. Il va sans dire qu’on peut obtenir une plus grande longueur de foyer 
et aussi une plus grande pénétration, mais ceci aux dépens de la netteté de 
l'image; un champ plus étendu, mais avec un grossissement moindre, 
Nouvel appareil pour mesures microscopiques. 
Nous avons rappelé dans une Revue précédente (2) comment on mesure 
les dimensions d'un objet au moyen d'un micromètre oculaire et d’un mi- 
cromètre objectif, La méthode exposée ne donne pas des résultats safisam 
ment précis quand il s’agit de dimensions extrêmement faibles, l'épaisseur 
de certaines membranes, etc. Un nouveau micromètre vient d'être imaginé 
Par M. Linoau; il est fo le principe de la double réfraction du quar(z (3). 
Imaginons qu’on place un prisme de quartz au-dessus d'an oculaire au 
foyer duquel est un point lumineux et son image; en général on voit ant 
images; pour une certaine position du prisme les ue images coïncident ; 
si on fait tourner le prisme, l’une des deux s'écarté de l'autre et la distance 
devient maximum quand la rotation est de 90°; si l'on continue à tourner 
la distance diminue et il y à une nouvelle coïncidence quand la rotation 
totale est de 180°. Les mêmes faits se reproduisent quand on tourne de 
1800 à 3600. | 
Dans le nouveau micromètre on tourne le prisme jusqu’à ce que la dis- 
lance des deux images soit égale à la dimension que l'on veut D . 
Si 4 est cette distance, + l'angle de rotation, m la distance maximum de 
deux images pour un grossissement donné v, l’on a la relation 
Aa—msing; 
C4 4 ran- 
Si d'autre part 4’ est la grandeur apparente de l'objet et d sa & 
i éri- 
(1) Malassez : Objectif redresseur et à long foyer (Archives de Médecins exp 
Mentale, 1889 
(2) Voir Revue générale de Botanique, 1889, p. 344. 
(3) Lindau : Naturwissenschaftlicher Wochenschrift, t, IV, 1889, 
