on a eee CRUE : 
. ER 
A 2 on PUR 
" 
i dde 
{ 4 ; n à 7 1e (4 
REVUE DE TECANIQUE. 495 
port est rapide. Avec la loupe on s'assure que les coupes sont bien dispo- 
sées dans l’espace coïncidant avec la fenêtre, et alors, dessus, on place le 
couvre-objet de dimensions peu différentes de celles de la fenêtre. 
On comprend facilement que cet appareil peut servir dans une foule de 
cas où l’on emploie une loupe montée. 
Pour rendre le miroir difficilement attaquable par les réactifs dont on se 
sert habituellement, on a recouvert la face argentée d'une seconde glace de 
verre enfumé; pour une raison analogue, tout l'appareil est en cuivre 
nickelé. 
Appareil pour étudier des objets à une température déterminée (1). 
Pour observer des objets à une température bien constante, M. Prerren 
a imaginé l'appareil suivant : 
Un vase de verre contenant de l’eau est placé sur la platine du micro- 
scope ; il a environ 41 centimètres de longueur, ? de largeur et 3,5 de hau- 
teur. À environ # ou 8 millimètres du fond se trouve le porte-objet reposant 
sur des cales de verre. L'eau est -chauffée au moyen d’une plaque de cuivre, 
disposée sous la platine du microscope et ayant la forme d'un cadre auquel 
il manquerait un des côtés; le côté du cadre opposé à celui qui manque, si- 
tué sous la platine, est percé d’un trou circulaire pour permettre la vision ; 
à l'extrémité des deux autres côtés de ce cadre sont les deux lampes qui 
chauffent la plaque; un régulateur dont fait partie un réservoir à mercure 
situé dans l’eau du vase permet d’avoir une température constanle. 
Si on veut observer à un très fort grossissement, on emploiera des ob- 
jectifs à immersion ordinaire. Si l'on veut au contraire observer à sec, la 
partie terminale de l'objectif devra être protégée par une enveloppe de 
verre ou de métal fermée à sa partie inférieure par une mince lame de 
verre. On pourrait, en plaçant au-dessus du couvre-objet un tube de verre 
dans lequel l’eau n’arriverait pas, éludier à l'immersion Ress st 
L'appareil permet d’avoir une température bien constante; FA : 
l'objectif du microscope lors des observations n'abaisse la rie dé +: 
d'une fraction de degré. Il est facile de faire varier assez rapleemen m 
’ métallique ; on peut en un quart 
pérature de l’eau, en chauffant la plaque q ut 
d'heure obtenir une élévation de température de 10°. On obtien plus A8 
dement le même résultat en ajoutant de l'eau chaude à l'eau du sat de 
contraire en mettant de la glace ou un mélange réfrigérant on peu | # 
des observations à d'assez basses températures. 
Appareil pour cultiver sous le microscope des pese rs Sols faire 
M. De Krercxer, de son côté, S'Y prend un peu di ére en dre 
vivre sous le microscope et observer des êtres ere ne S PauuS 
lame de verre suffisamment large on dispose Le a de largeur et 
deux autres lames d'environ 28 millimètres ” are et c'est dans la 
0,14 d'épaisseur; on les écarte environ de 8 millimètres, 
ftisch nebst Bemerkungen über einige 
. ; 1 B 
r: Ein neuer heisbarer Objec hafcliche Mikroskopie, vol. VII), 
(1; Pfeffe é : 
Heiseinrichtungen (Zeitschrift für wissensc 
