148 ANALES 



do. En los tubos capilares hay otro efecto ; y es que 

 baxando el azogue con mas lentitud , suele adherir el 

 que baxa al que esta en la esférula á cierta disrancia, 

 de suerte que se llena esta , quedando á un lado la por- 

 cioncilla de ayre. Esta es una de las causas de las 

 puntas de ayre que se advierten en los mejores termó- 

 metros ; y es m.enester cierta atención y cuidado pa- 

 ra hacer reunir este ayre en el cuello de la esférula. 



Para sacarlo, aunque á veces no se percibe que lo 

 haya, aconseja Mr. de Luc el que se hierva de nue- 

 vo el termómetro , y después que se aparta de las bra- 

 sas, y que el azogue baxa y llena la esférula, se qui- 

 te inmediatamente el azogue que queda en el cucuru- 

 cho ó bola de arriba. Entonces el que queda en el tu- 

 bo baxa y entra todo en la esferllla, con lo qual el ay- 

 re no queda interceptado entre el azogue. Para llenar- 

 lo después enseña de Luc que se caliente el tubo po- 

 co á poco , y al mismo tiempo se vaya calentando la 

 esférula para que suba el azogue, y vaya sucesiva- 

 mente pasando por el tubo calentado. Este método es 

 el que yo he seguido ; pero es necesaria cierta precau- 

 ción que no es nada trivial. Debe ponerse la esférula 

 sobre las brasas, teniendo el tubo vertical, hasta que 

 el azogue salga del cuello de la esférula , pues si antes 

 de esto se inclina el tubo , queda el ayre dentro. A 

 veces también el azogue al calentarse , sube mas de un 

 lado que del otro , y entra en el tubo dexando ayre 

 en la esferilla , lo que pide cierta atención. Esta es otra 

 de las causas de las puntas de ayre que quedan en los 

 termómetros. 



Atendido, pues, este punto, no hay mas que ca- 

 lentar bien el tubo sucesivamente, y al mismo tiempo 

 calentar la esferilla para que el azogue vaya subiendo 

 por el tubo caliente. Quando ya está cerca del extre- 



