DE HISTORIA NATURAL. 153 



donde antes se cerró. Últimamente , sí se callenta la 

 esférula , la superficie del azogue permanece tersa y 

 sin puntos ó ampoUitas. Tales son las señales para co- 

 nocer si el azogue del termómetro tiene la pureza 

 y homogeneidad que se necesita para su perfección. 



Por este medio los termómetros se acercarán mas 

 y mas a ser comparables; y ademas de la exactitud 

 que darán á las observaciones, se ve que hechos de es- 

 ta manera , será fácil por el método dicho , reunir la 

 columna de azogue, si por alguna casualidad se sepa- 

 ra , sin recurrir nunca á la fuerza centrífuga que suele 

 jnas ocultar el daño, que remediarlo. 



Los termómetros que tienen este grado de perfec- 

 ción, resisten al agua hirviendo, sin dividirse la co- 

 lumna de azogue , aunque todo el tubo esté metido en 

 ella. El punto del agua hirviendo es fixo ; lo que es 

 muy importante. 



Finalmente , luego que el termómetro está en es- 

 tos términos, se saca el azogue que se juzga necesario 

 á fin de que haga la escala que se cree conveniente; y 

 se cierra enteramente el termómetro , sin dexar ayre 

 en el tubo. 



Para la graduación del termómetro están conveni- 

 dos los Físicos en tomar dos puntos fixos , que son el 

 del deshielo , ó el hielo que se derrite , y el del agua 

 hirviendo; y este intervalo lo dividen en cierto nú- 

 mero de partes iguales á que llaman grados. 



En quanto al primer punto ó término fixo , es sa- 

 bido que el hielo al liquidarse tiene siempre la misma 

 temperatura. La operación se reduce pues á meter el 

 termómetro entre hielo machacado, que en un aposen- 

 to siempre se derrite , y señalar con un hilo el punto 

 donde baxa el azogue. Conviene que toda la parte del 

 tubo en que hay azogue esté entre el hielo. 



