154 ANALES 



Para tomar el otro punto ó termino fixo se debe 

 también meter todo el termómetro en el agua hir- 

 viendo. Es verdad que si el termómetro no está per- 

 fectamente purgado de ayre, el azogue se divide, y 

 alargándose la columna , se tiene el punto fixo mas al- 

 to de lo que realmente le corresponde. Es pues necesa- 

 rio observar si hay esta separación ; y solo lo advierto 

 porque se me ha puesto esta objeción. Por mi parte 

 puedo asegurar que no he observado tal separaciojf en 

 cerca de cien termómetros que he probado de esta 

 manera ; pero que de otros termómetros , hechos por 

 buenos artistas, no ha dado la casualidad de que uno 

 solo resista al agua hirviendo sin dividirse el azogue. 



Este punto del agua hirviendo, en estos termó- 

 metros es fixo, quando al contario varía mucho si los 

 termómetros no están bien purgados de ayre ; y princi- 

 palmente varía si hay ayre en la parte superior del tu- 

 bo; porque según este está mas ó menos comprimido, 

 así comprime mas ó menos el ayre que está en la es- 

 férula. Esta es una ventaja grande dimanada de pur- 

 gar bien de ayre el termómetro. El azogue, metido el 

 termómetro en el agua hirviendo, se fixa en im punto, 

 sin aquellas oscilaciones que suelen verse en otros ter- 

 mómetros , salvo el caso en que estas oscilaciones de- 

 penden de la corriente del ayre, que enfria el vaso 

 donde se hierve el agua. 



Esta práctica parece indispensable para conseguir 

 que los termómetros se acerquen á ser comparables. 

 I)e esta suerte todo el azogue de la esferilla y del tu- 

 bo adquiere igual grado de calor , y ademas el tubo 

 se dilata igualmente por todas partes ; lo que parece 

 necesario no solo para el objeto propuesto, sino para 

 la exactitud de las observaciones que se hacen al ayre, 

 pues entonces todo el termómetro está expuesto á 



