IjS ANALES 



Luc intervalo fundamental del termómetro. 



La altura del barómetro que hemos adoptado pa- 

 ra determinar el intervalo fundamental del termóme- 

 tro, no es nada cómoda para los que habitamos en 

 Madrid , donde la altura media del barómetro es de 

 30I pulgadas nuestras, y nunca llega á las 31 pulga- 

 das. Para evitar las correcciones que habria que hacer 

 á las observaciones termométricas , es menester pues 

 corregir el intervalo fundamental hallado á la presión 

 común de la atmósfera en Madrid , y reducirlo á lo 

 que seria si el barómetro señalase 3 2| pulgadas nues- 

 tras. Para conseguir esto , veamos lo que enseña de Luc 

 en su excelente obra intitulada: Recherches sur les 

 modifications de VAtmos^here tom. ^. cap. 6. 



Ya se sabe que el intervalo fundamental dividido 

 en So partes ó grados es una de las escalas conoci- 

 das del termómetro 3^ y esta es á la que se refiere lo 

 que dice Mr. de Luc sobre este punto. De sus experi- 

 mentos sobre el calor del agua hirviendo hechos en los 

 montes, á diferentes presiones de la atmósfera, saca 

 Mr. de L^ic la regla para hallar el intervalo fundamen- 

 tal del termómetro en qualquier caso. Sea h la altura 

 del barómetro en 16 avos de línea ; y el intervalo fun- 

 damental que se busca, comparado con el del termóme- 

 tro de Mr. de Luc es 0,00000495 L./¿ — 103,87 gra- 

 dos del termómetro de Mr. de Luc. 



Pero Mr. de Luc señala 80 grados en el punto del 

 agua hirviendo a la presión de 27 pulgadas france- 

 sas '. Empleemos pues su misma regla para corregir 

 el intervalo fundamental de su termómetro y reducir- 

 lo á lo que seria á la presión de 28 pulgadas francesas 



I Aunque las pulgadas de que usa Mr. de Luc son de la toe- 

 sa de Mr. de Mairan , que es ~- de línea mas corta que la toesa dc 

 la Academia , esta diferencia no influye en el caso presente. 



