102 ANALES 



Hemos dicho las precauciones y medios que se de- 

 ben emplear para que los termómetros estén bien pur- 

 gados de ayre y humedad, y que el azogue tenga to- 

 da la homogeneidad que se necesita, á fin de que sus 

 dilataciones se correspondan en todos. Igualmente he- 

 mos expuesto las atenciones con que se debe determi- 

 nar el intervalo fundamental , á fin de que en todos 

 los termómetros sea fixo y comparable. Todo esto se 

 dirige á que los termómetros indiquen todos la misma 

 temperatura, y pueda haber cierta exactitud en las 

 observaciones, según se requiere para varios puntos. 

 Sin embargo de todas estas precauciones y cuidados, 

 los termómetros no suelen salir comparables. Entre los 

 míos han salido muchos que se corresponden ; hay por 

 exemplo quatro ó seis que indican igual temperatura; 

 otros tantos que se corresponden entre sí; pero no con 

 los primeros; y así de otros. Las diferencias son en 

 unos casi insensibles; en otros de | de grado; en otros 

 de 4 de grado ; y la mayor de ^ grado. Sin embargo 

 de esto , comparados mis termómetros con otros de 

 Paris y de Londres , los mios señalan siempre menor 

 temperatura que los demás, en cierto espacio del in- 

 tervalo fundamental ; lo que me ha parecido una prue- 



en el término fixo superior; .r un numero de grados qualquiera. 

 En la escala B sean », «' , z los números que corresponden á w, 

 m', X de la escala A. Se tendrá pues 



Esta fórmula sirve para el objeto propuesto. Supongamos que 

 A es la escala de Farenheit y B la de Reaumur; y será ;« rz: g 2; 

 fn^ wzziBo; nzzzo; n' — «zz:8o; y la fórmula se reduce 



á . m; . Si se preííunta ahora quantos grados de Reau- 



180 80 



mur hacen 50 d- Farenheit; haremos .T=:5o; y la fórmula nos 



dará z= J^.~iL 80 = 8 grados. 

 x8o 



