jiS ANALES 



también para juzgar de su pureza , de su estado de 

 agregación , de condensación y de rarefacción ; todo 

 lo qual se convierte en otras tantas causas inmediatas 

 de movimiento ó de reposo. Por lo mismo importa 

 mucho perfeccionar los instrumentos destinados á me- 

 dir la gravedad , y también hacerlos de un uso bastan- 

 te cómodo en beneficio de aquellas personas que tie- 

 nen que manejarlos con freqüencia. 



De todos . los pesalicores inventados hasta ahora 

 el de Farenheit pasa por el mas exacto , el qual , co- 

 mo sabemos , tiene por principio la comparación de los 

 pesos en volúmenes constantes. Los que se han cons- 

 truido para medir la densidad por el grado de sumer- 

 sión pueden servir en los obradores para dar una apro- 

 ximación suficiente al intento ; pero , sin hablar aho- 

 ra de la desigualdad de los tubos ni de la impertinen- 

 te dificultad de hacer las escalas por observación , ni 

 tampoco del vacío que dexan los intervalos de las di- 

 visiones por mas inmediatas que estén, no son sus- 

 ceptibles semejantes instrumentos de corrección en 

 orden á las diversas temperaturas , ni se han hecho 

 para estar en las manos del Físico. 



La forma que Nicolson ha dado hace algunos años 

 al pesalicor de Farenheit le ha hecho propio para 

 medir la densidad de los sólidos : su uso se halla ac- 

 tualmente recibido : da con bastante exactitud hasta 

 la quinta decimal de la relación con el agua tomada 

 por unidad ; y es susceptible de corrección por las al- 

 teraciones en el temperamento , y por la impureza 

 del agua que por necesidad hay que emplear algunas 

 veces ( Véase el articulo areómetro en el diccionario 

 de Quim. de la Enciclof. metod. ) : de modo que pa- 

 rece no hay mas que desear sobre este asunto. 



Pero como hasta ahora este pesalicor solamente se 



