185 



Feder getrieben wurde und selbst bei horizontaler Achse 

 einige Kiio rotieren konnte. 



Das Instrument ist in Fig. 33 ') abgebildet und ist un- 

 gefâhr gebaut wie folgt: 



Als Triebkraft dient ein Anker-Uhrwerk mit sehr starker 

 Feder, das an der Innenseite des Deckels eines schweren 

 Kastens befestigt ist. 



Der Deckel kann in jeder Stellung zwischen horizontal 

 und vertikal festgeschraubt werden mittelst zweier bogen- 

 fôrmigen Schienen. Aus der Aussenseite des Deckels 

 ragen 2 Zapfen hervor, die sich mit einer Schnelligkeit 

 von 15 resp. 80 Minuten drehen. Auf dièse Zapfen kann 

 die dunne aus Messing gearbeitete Umdrehungsachse ge- 

 sclioben werden, oder im Fall der senkrechten Stellung 

 eine horizontal stehende Scheibe. 



Nach denselben Prinzipien ist auch der Klinostat von 

 A. Hansen ") konstruiert. Es besteht dieser aus einem 

 „Prâcisionslaufwerk mit Ankergang, welches die Achsen 

 in einer halben oder ganzen Stunde in Umdrehung ver- 

 setzt." „Das Uhrwerk lâuft 14 Tage. Der Anker ist mit 

 einem Glasgehâuse bedeckt, v^elches man ôffnet, um nach 

 ganzlichem Ablaufen des Werkes den Anker anstossen 

 zu kônnen." Das Instrument ist in horizontaler und 

 vertikaler Stellung abgebildet und ist fur geringere Lasten 

 bestimmt als von dem P f e f f e rschen Klinostaten rotiert 

 werden kônnen. 



W. F. Ganong beschreibt neuerdings noch einen Kli- 

 nostaten =*), der dem W i e s n e rschen sehr ahnlich ist. 



1) 1. c. S. 305. 



2) A. Hansen, Einige Apparate fur physiologische Demonstra- 

 tionen iind Versuche. Flora, Bd. 84, Ergànzungsband, 1897, S. 353 — 355. 



3) W. F. Ganong, New precision-appliances for use in plant 

 physiology. Botanical Gazette, Vol. 37, 1904, S. 302 u. f. 



