187 



die eine ausgedehntere Verwendung gefunden haben als 

 einer der oben angefùhrten. 



Schon in der ersten Auflage seines Handbuchs fûgt 

 Pfeffer an der Erklârung seiner Figur 33 diesen Satz 

 zuO: „Um ein ruckweises Drehen zu vermeiden, das jede 

 Pendel- und Ankeruhr hervorbringt, dient mir ein durch 

 Flûgel regulierter, ûbrigens ahnlich gebauter Apparat, der 

 Drehungen sehr verschiedener Schnelligkeit herzustellen 

 gestattet". 



Es ist dies das vielfach gebrauchte Instrument, das ich 

 fortan als den Pfefferschen Klinostaten andeute. In seiner 

 Form entspricht es ganz dem oben beschriebenen, durch 

 Ankergang regulierten Exemplar. 



Es wurde in zwei Grôssen, mit starkerer und mit 

 schwacherer Triebfeder, angefertigt von E. Albrecht in 

 Tùbingen ^). Das Besondere dièses Klinostaten besteht 

 also in der Regulierung des CTanges durch Flûgel. Die 

 Flûgel sind verstellbar auf ihren Achsen; sie kônnen 

 mehr oder weniger schief gestellt oder auch ganz entfernt 

 werden. Noch durch zwei andere Mittel lasst die Schnellig- 

 keit der UmdrehLing sich andern. Die Spiralfeder auf der 

 Achse des Flûgelregulators kann mehr oder weniger ge- 

 spannt werden; und der Trieb des Regulators kann auf 

 den grossen oder auf den kleinen Radkranz des Kronrades 

 geschoben werden. 



In dieser Weise lâsst sich beim grossen Klinostaten 

 jede Umlaufzeit zwischen 4 und 26 Minuten an der lang- 

 samen Achse, zwischen 36 und 140 Sekunden an der 

 schnelleren Achse herstellen =*), Wenn man den Eegulator 



1) W. Pfeffer, Handbuch der Pflanzenphysiologie,Bd. II. Leipzig, 

 i 88j , S. 305. 



2) W. Pfeffer, Bezugsquelle und Preis einiger Apparate. 

 Botanische Zeitung, Bd. 45, 1887, Sp. 27—28 



3) Laut elnes Preis-Verzeichnisses des Herrn Albrecht, ohne 

 Jahreszahl. 



