190 



schraubt. Die schiefen Stellungen der Umdrehungsachse 

 werden nur durch ein Kugelgelenk ermôglicht. Die ver- 

 tikale Stellung wird von einer leicht anzubringenden Achse 

 besorgt, welche mittelst zweier konischen Rader mit dem 

 Triebzapfen verbunden wird. 



Das Instrument hat drei Triebzapfen, welche ùberein- 

 ander gestellt sind und ohne Belastung einen Umlauf in 

 resp. 10, 15 und 20 Minuten vollenden, wenigstens bei den 

 Exemplaren, deren Windfang nicht verstellbar ist. Es sind 

 jedoch auch Exemplare verfertigt mit Flûgeln, welche ein 

 wenig verstellt werden kônnen. Ein besonderer Vorteil des 

 Instrumentes ist die Vorrichtung um durch Ausziehen 

 eines Stiftes die Kommunikation der drei Triebachsen mit 

 dem Uhrwerk zu unterbrechen. Es ist dadurch eine relativ 

 gute Zentrierung mittelst des oben beschriebenen Zen- 

 trlerungsstiftes môglich. Die Reibung der Achsen in ihren 

 Lagern ist ja geringer als die Reibung der Umdrehungs- 

 achse in dem Kugelgelenk, welche letztere beim Zentrie- 

 ren des Pfefferschen Klinostaten ùberwunden werden 

 muss. 



Die Handhabung des Instrumentes ist eine sehr bequeme. 

 Die Tragfâhigkeit ist geringer als beim Pfefferschen Kli- 

 nostaten. Wortmann sagt davon: „Bei der angestellten 

 Prùfung fand bei horizontaler Drehungsaxe bei einer Be- 

 lastung von 2 kg noch ganz regelmassige und ruhige 

 Bewegung statt. Allerdings bei einer Verlangsamung von 

 1 Minute pro Umdrehung. Bei verticaler Axe aber konnte 

 eine Belastung von 5 kg angewendet werden, ohne dass 

 eine Verlangsamung der Umdrehung eintrat" '). 



Die ausfûhrliche Beschreibung und Abbildung des Wort- 

 mann schen Klinostaten ist auch von Detmer in seinem 

 Praktikum abgedruckt wordeD ^). 



1) 1. c. S, 248. 



2) W. Detmer, Das PflanzenphysiologJsche Praktikum, 2te Aiifl., 

 Jena, 1895, S. 378—380. 



