197 



Kraft, welche i m allgemeinen nicht genau 

 konstant sein wird. 



b. Die Régulier ung wird von der Belastung 

 und von dem Motor selbst bedingt; sic ist mit- 

 hin ziemlich abhângig von der Last und von 

 einem Ûbergewicht, 



Die Bewegung erfolgt ohne regelmilssige 

 Stôsse; unregelmassig verteilte Stôsse kôn- 

 nen vorkommen bei zu g rosser Reibung im 

 Geh werk. 



c. Genaue Zen trier un g der Last ist schwie- 

 rig, doch auch weniger nôtig als bei den Feder- 

 klinostaten. 



Ausser dem Mollschen erwâhne ich jetzt noch 3 Mo- 

 torklinostaten. 



Im Jahre 1896 konstruierte R. Goldschmidt einen gros- 

 sen Motorklinostat fur das botanische Institut in Briissel. 

 Er beschrieb die inmittels noch verbesserte Konstruktion 

 des Instrumentes im Jahre 1905 i), welche Beschreibung 

 mir nicht zu Gebote stand. 



Dieser KUnostat wurde von J. Massart 32Monatelang 

 mit horizontaler Achse in einem warmen und feuchten 

 Gewâchshaus gebraucht, oft Wochen lang mit einer Last 

 von mehr als 60 kg 2). Neben einer Beschreibung und 

 Zeichnung giebt Massart auch stereoskopische Abbil- 

 dungen des Klinostaten im Gewâchshaus mittelst photo- 

 graphischer Aufnahmen in roter und blauer Farbe. 



1) Bulletin de la société royale des sciences médicales et naturelles 

 de Bruxelles, Février 1905. Zitiert nach J. Massart, Notes de 

 Technique (siehe unten). 



"2) J. Massart, Notes de Technique. Annales de la société royale 

 des sciences médicales et naturelles de Bruxelles, Tome XIV, fasc. 2, 

 1905, S. 5 u. f. des Separatabdrucks. 



