212 



Kontakten bel der Umdreliung brauchte, wurde in der 

 ûblichen Weise angegeben durch eine Wellenlinie, welche 

 neben der erstgenannten Linie in den Riiss eingeritzt wurde 

 durch ein Chronoskop. 



Ich benutzte ein Clironoskop von folgender Form. Einige 

 auf einem schweren Metallfuss befestigten metallenen Stâbe 

 von verschiedener Lange und Dicke waren mit einem ver- 

 schiebbaren Gewichte versehen, das so gestellt war dass 

 die Stâbe eine Schwingung vollfûhren konnten in resp. 

 Va; Vs, Vin und V25 Sekunde. Die Schwingungen wurden 

 konstant gehalten durch einen Elektromagnet mit Strom- 

 schliesser, durch welchen der Strom eines Akkumulators 

 geleitet wurde. Der schwingende Stab bewegte ein Luft- 

 kissen, welches die Mareysche Trommel in Bewegung 

 setzte. Dièse Trommel schrieb die Zeitkurve neben der 

 „Klinostatenkurve" in den Russ. Die Russpapiere wur- 

 den, nachdem sie beschrieben worden waren, mit Hûlfe 

 alkoholischer Schellacklôsung fixiert. 



Die Méthode mit dem Kymographion habe ich nur wenige 

 Maie beim Wortmannschen Klinostaten angewendet; 

 bei dem Mollschen wurde sie ôfters benutzt. Fur den 

 Wortmannschen genûge das folgende Beispiel. 



3 Februar 1905. Wortmannscher Klinostat, schweres 

 Modell. 



Umdrehungsachse belastet mit der Zahnscheibe und 

 dem gewôhnlichen Topfhalter mit einem mit feuchten 

 Sagespanen gefûllten Topf. Der Topf mit Sàgespânen 

 wog 680 g, der Topfhalter 470 g. Die Last wurde mit 

 grosser Sorgfalt âquilibriert mit Hûlfe der ûblichen Zentrie- 

 rungsvorrichtung. Die Umlaufzeit war etwas mehr als 13 

 Minuten. 



Die 50 Zahne der Scheibe waren mit Inktziffern nume- 

 riert, um jegliche Verwirrung zu vermeiden. Die Zeitkurve 

 wurde vom grôssten Stabe des Chronoskopes geschrieben, 

 die Wellenlinie auf dem Russpapier zeigte somit halbe 



