219 



Ich hatte inzwischon uino Vorrichtung angefertigt um die 

 grosse Reaktionszeitenuhr mittelst eines Elektromagneten 

 zu hemmen oder in Gang zu setzen. Sie gefiel mir so 

 gut, dass ich sie fur den Chronographen benutzte, als 

 sie fur die grosse Uhr nicht melir nôtig war. 



Dièse Vorrichtung war in ihrer neuen Form gebaut wie 

 es Fig. 1, A, zeigt. Das Anker 1 des Elektromogneten 2 

 zieht mittelst der Stange 3 an den Hebel 4, welcher 

 drehbar ist um den Zapfen 5, und der durch eine Feder 

 wieder zurûckgedrûckt wird. Der Hebel drûckt mit der 

 Gummiplatte 6 auf die Krone 7 des Chronographen 8, 

 welcher mit dem untern Rande gegen das Holzblock 9 

 stûtzt. Der Elektromagnet hat zwei Eisenkerne von 12 

 mm dicke und 90 mm Lange, welche in einem schweren 

 viereckigen Eisenstûck 10 geschraubt sind. Die Spindeln 

 von Buchsbaumholz haben etwas mehr als 1 mm Wand- 

 dicke; die Kragen sind 5 mm dick und 44 mm im 

 Durchmesser. Auf die zwei Spindeln zusammen wurden 

 81 Meter gewôhnliches Klingelleitungsdraht gewunden, 

 mit 0,85 mm Durchmesser des Kupfers und umsponnen 

 mit Baumwolle. Der Widerstand dièses Drahtes ist unge- 

 fahr 374 Ohm, was beim Gebrauch von 3 Akkumulatoren 

 einem strom von 1,85 Ampère entspricht. Dieser Strom 

 reichte aus um die Krone des Chronographen geniigend 

 einzudrûcken ; doch habe ich mehrmals einen etwas stâr- 

 keren Strom benutzt um eine ganz sichere Wirkung zu 

 erzielen. 



Der Stromkreis des Elektromagneten wird von dem 

 rotierenden Klinostaten, Fig. 1, B, geschlossen mittelst 

 eines Relais. Dièses besteht aus der Wippe, welche auf 

 Fig. 1, C, abgebildet ist. Die kleine eiserne, leicht drehbare 

 Wage 14 tragt an ihrem einem Ende die Platinspitze 15. 

 Dièse Spitze taucht in einer eisernen Wanne 16 mit Queck- 

 silber 17, wenn die Wage nach dieser Seite umkippt. Unter 

 diesem Arme der Wage steht ein kleiner Elektromagnet 18, 



