222 



verkleinern. Die beiden Rôhrchen werden so dicht bei 

 der Scheibe gestellt, dass die vier Platinspitzen gerade 

 durch die Quecksilbertropfen oben an den Rôhrchen streichen. 



Wenn eine Spitze den Tropfen des Rôhrchens 25 berûhrt, 

 geht der Strom vom Leclanché-Elemente D nach der Klemm- 

 schraube 31, durch die Klinostatenachse 24 und die Scheibe E, 

 durch die genannte Spitze, durch das Quecksilber, den Lei- 

 tungsdraht 32, die Klemmschraube 33, den Leitungsdraht 34, 

 den kleinen Elektromagnet 18, den Leitungsdraht 35, die iso- 

 lierte Klemmschraube 36, nach dem Elemente D zurûck. 



Die Wage wird also fur einige Augenblicke umgekippt, 

 der Stromkreis der 3 AkkumuhT,toren, Fig. 1, F, durch die 

 Quecksilberwanne 16 u. s. w. geschlossen und der Chrono- 

 graph fangt an zu gehen. Selbstverstândlich geschieht 

 dies fast sogleich nach der Berùhrung des Tropfens. 



Der letztgenannte Stromkreis geht von den Akkumuia- 

 toren F nach der Klemmschraube 11, durch den Elektro- 

 magnet 2, die Klemmschraube 12, den Leitungsdraht 37, 

 die Klemmschraube 38, die Wage 14, die Platinspitze 15, 

 das Quecksilber 17, die Wanne 16, die Klemmschraube 39, 

 den Leitungsdracht 40, die Klemmschraube 13, nach den 

 Akkumulatoren F zurûck, 



Wenn die Spitze 77' weiter rotiert hat und den Tropfen 

 des Rôhrchens 26 beruhrt, wird die Wage wieder in ganz 

 derselben Weise gekippt und der Chronograph gehemmt. 

 Die Stellung des Sekundenzeigers wird dann notiert und 

 der Zeiger durch einen Druck mit der Hand auf Null 

 zurûckgestellt. Bald darauf hat wieder die folgende Spitze 

 den ersten Tropfen erreicht und wiederholt sich ailes von 

 neuem, vier Mal In jeder Umdrehung. 



Bei der Untersuchung von schnelleren Rotationen war 

 kaum Zeit genug um die Uhr jedesmal abzulesen und 

 wieder auf Null zu stellen. Dann wurde ein dûnnes 

 Federchen oder ein drittes Quecksilberrôhrchcn links neben 

 dem Rôhrchen 26 aufgestellt. Die dadurch verursachte 



