223 



dritte Beriihrung der Platinspitze stellte den Zeiger dann 

 wieder automatisch auf Null. — Der sehr plôtzliche Druck 

 des Elektromagneten verursachte im Anfang biswielen, dass 

 der Sekundenzeiger sich von seinem Zapfen lôste. Der Zeiger 

 musste daher sehr fest auf den Zapfen gedrûkt werden. 



Die beschriebene Méthode wurde bei den spâteren Ver- 

 suchen ausschliesslich benutzt; ich nenne sie die auto- 

 m a t i s c h e C h r n g r a p h e n m e t h d e. 



Ihre Vorteile ûber aile anderen Methoden sind: 



1. Es vvird nur ein gut kontrollierter Chronograph ge- 

 braucht, anstatt zwei, welche einen kleinen Unterschied 

 des Ganges zeigen kônnten. 



2. Die Ablesung unterliegt nicht mehr dem persôn- 

 lichen Fehler. 



3. Es brauchen durch verminderte Aufmerksamkeit keine 

 Beobachtungen aus einer langeren Reihe zu fehlen, was 

 bei der einfachen Chronographenmethode leicht vorkommt. 



4. Man kann langere Beobachtungsreihen machen, weil 

 man zu gleicher Zeit andere leichte Arbeiten tun kann. 

 Die langere Eeihe eliminiert die zufalligen Abweichungen 

 in der Drehung, und gewinnt dadurch eine grôssere Ge- 

 nauigkeit des durchschnittlichen Wertes. 



5. Die Entfernung der vier Platinspitzen an der Scheibe 

 braucht nicht mehr peinlich genau dieselbe zu sein. Von 

 jedem Quadrant wird der grôssere Teil (etwa 77°) bestimmt 

 zwischen den zwei Kontakten, die immer dieselbe Stellung 

 behalten. Die Zeitraume, worin dieser Abstand von den 

 vier Spitzen zurilckgelegt wird, sind somit unter sich ganz 

 vergleichbar und stellen ein gutes Maass dar fur die Schnel- 

 ligkeit der Klinostatendrehung in den vier Quadranten. 



6. Der Quecksilbertropfen verursacht beim Kontakt keine 

 Reibung, die den Lauf des Klinostaten beeinflussen kônnte. 



Nachdem jetzt die benutzten Methoden erklârt sind, 

 mûssen wir daran schreiten, die erhaltenen Resultate mit- 



