254 



Leclanché-Elementes, der dann eine elektrische Klingel 

 ertônen maclite. 



So lange icli die Eotation bestimmte mit dein grossen 

 Sekundenzeiger der frûher beschriebenen Weckeruhr, oder 

 mit zwei Chronographen, genûgte der eine genannte 

 Federkontakt. Spâter wurden die Zeiten mit nur einem 

 Chronographen bestimmt, welcher wieder automatisch von 

 zwei Kontakten durcli einen Elektromagnet in Gang gesetzt 

 und gehemmt wurde ; also durch die automatische Chrono- 

 graphenmethode. Fur den anderen Kontakt war ein zweites 

 Stûck Uhrfeder rechts unter der Scheibenachse gestellt, 

 65" von der ersten Peder entfernt, wie Fig. 3 angiebt. 

 Die 65 Grade lieferten wieder das Maass fur die Schnellig- 

 keit einer Viertelumdrehung. Ich konnte dafûr keinen viel 

 grôsseren Teil eines Quadranten nehmen, weil ich eine 

 Eotation sgescliwindigkeit von ungefahr 6 Minuten wahlte, 

 d. i. etwa die doppelte Geschwindigkeit als die welche ich 

 bei dem W o r t m a n n schen Klinostaten benutzte. 



Die in spâterer Zeit angestellten Versuche wurden mit 

 drei Kontaktfedern unternommen, von welchen die dritte 

 den Chronographen wieder auf Null stellte, kurz bevor 

 der folgende Stift sie wieder in Gang setzte. Dann konnten 

 80" eines Quadranten bestimmt werden. 



Die Ablesung brauchte selbstverstandlich nicht in dem- 

 selben Zimmer vorgenommen zu werden als wo der Motor- 

 klinostat stand, wenn nur eine Drahtleitung angebracht 

 wurde, welche die Arbeitsràume mit einander verband. 

 Auch konnte ich hier die Wippe — als Eelais — entbehren, 

 weil die Federkontakte von dem Funken des stârkeren 

 Akkumulatorenstromes nicht zu sehr beschâdigt wurden. 



Ich gebrauchte die obère Achse mit der grossen Eiemen- 

 scheibe, und liess den Anlassrheostat im Stromkreis stehen. 

 So wurde die Umlaufzeit von ungefahr 6 Minuten erhalten, 

 wodurch ich in nicht zu langer Zeit eine genûgend lange 

 Versuchsreihe ablesen konnte. 



