95 



Durch diese Zinveuduugeu und durch die Erhöhung des betrefi'endeu Etatstitels 

 ist es möglich geworden, eine mechanische Werkstätte im Hause der Natur- 

 forschenden Gesellschaft einzurichten und die beiden Beobachtungsstationen 

 telephonisch mit einander zu verbinden. Der Mechaniker Herr H. Krause 

 ist gleichzeitig mein Gehülfe als Beobachter auf der anderen Station. 



Aus dieser mechanischen Werkstätte sind die Taf. YL Fig. 2 abgebildeten 

 Apparate hervorgegangen. Der Dreifuss hat bei a die Dosenlibelle zur Ein- 

 stellung des Apparates in den Horizont. An der verticaleu Hauptsäule sind 

 die den horizontalen, im umfange Ton 70 ^ eingetheilten Bogen b tragenden 

 Stützen befestigt. Im oberen hohlen Raum der verticalen Säule lässt sich 

 ein Conus drehen und durch die Schraube c festklemmen. Horizontal durch 

 den Conus geht die Horizontal-Axe. welche mittelst Kopfes d zur Aenderung 

 der Höhe herumgedreht werden kann. Die Klemmschraulje k setzt den Apparat 

 in der Höhe fest. Derselbe Kopf d dient zugleich dazu, den oberen Instru- 

 meutentheil nach Lösung der Klemmschraube c im Azimut herumzuführen. 

 An der Horizontal-Axe sind ferner diametral zu beiden Seiten Stangen be- 

 festigt, welche an den Enden die drehbare transparente Kreisscheibe mit dem 

 getheilten Durchmesser e und das Gegengewicht f tragen. Auf dieser Axe 

 erhebt sich endlich ein Ständer, der ein auf der Hypotenusenfläche versilbertes 

 kleines Glasprisma g hält. Senkrecht zu dem die transparente Scheibe 

 tragenden Dreistangensystem geht der Träger für den durch h bezeichneten, 

 getheilten Höhenbogen ab, dessen Theilung ebenfalls etwa 70 ° umfasst. Die 

 beiden Kreisbogen, der Azimut- und Höhenbogen, gleiten mit ihren Theilungen 

 unmittelbar an einander vorbei, wenn man mit dem Kopf d Drehungen voll- 

 führt. Ihre Stellung ist richtig. 1) wenn nach Festklemmen im Azimut der 

 Höhenbogen bei seiner Drehung auf demselben Azimuttheilstrich bleibt, und 

 2) wenn bei Feststellen der Höhe und Herumführen im Azimut der Höhen- 

 theilstrich nicht den Azimutbogen verlässt. Die Ablesung 0" des Höhen- 

 Avinkels trifft zu, wenn die Gesichtslinie durch das Prisma und die Mitte des 

 Durchmessers ein im Horizont gelegenes Object zeigt. Das Instrument lässt 

 sich nun beliebig aufstellen. Hat man alsdann für eine der vorherbestimmten 

 terrestrischen Marken einen gewissen Gradstrich auf dem Azimutbogen ge- 

 wonnen, so sind auch damit alle Ilimmelseinstellungeu richtig gegeben. Zur 

 Abkürzung der Reduction wird die Orientirung der Apparate aber auf die- 

 jenigen Einstellungen des Dreifusses angewiesen, welche den beiden Stationen 

 die gleichen Azimutzahlen möglich machen. Weiss mau erst, welche Azimut- 

 ablesung einer bestimmten terrestrischen Marke entspricht so ist nur nöthig, 

 die obere Parthie auf jene Ablesung zu bringen und dann durch Drehen des 

 ganzen Instrumentes mit seinen Füssen auf die Marke zu richten. 



Der Beobachter ruft dem Gehülfen die Zahlen für a und h zur Ein- 

 stellung der beiden Kreisbogen und zugleich den Drehuugswinkel a' des 

 Yisionsdurchmessers zu, welchen er mit jenen Daten aus der für tg a' ent- 

 Avorfenen Tabelle erhaltien hat. Der Unterschied der Antrittsstcllen der 



3 



