96 



Wölken liefert wie vorhin die Grösse A- Um nun die Auffindung der Wolken- 

 höhe H nach der oben aufgestellten Formel bequemer zu gewinnen, wurden 



zwei Tal)ellen ausgerechnet, fiir die Factoren: 



"p 



—IT- — ^r- und sin h y (1 — cos ^ a cos ' h). 

 2tgA 



Demgemäss sind mit dem Argument A aus der ersten Tabelle und mit den 

 Argumenten a und h aus der zweiten die bezüglichen Logarithmen zu ent- 

 nehmen und für ihre Summe der Numerus als Ausdruck für H zu suchen. 



So leicht mit diesen handlichen und gut balancirten Apparaten sich 

 arbeiten lässt, so erfordert doch die stete Einstellung des Yisionsdui'climessers 

 einen gewissen Zeitverlust: sie sind eben noch nicht bequem genug. 



Des Verfassers Streben ging daher auf die Erfindung eines Instrumentes, 

 welches bei jeder beliebigen Einstellung den Visionsdurchmesser automatisch 

 regulirt. Im Frühjahr des gegenwärtigen Jahres wurden nun an der Hand 

 des für einen Vortrag hergestellten Modelies, skizzirt auf Taf. VI, Fig. 3. zwei 

 neue Apparate im Hause der Gesellschaft erbaut, welche die Beobachter 

 der ]\Iühe des Aufsuchens in der Tabelle und des Drehens enthel)eu und zu- 

 gleich die Ausführung von photographischen Aufnahmen ermöglichen. 



Das Modell stellt eine auf einem Brette in zwei Lagern angebrachte 

 hölzerne Welle vor, an deren Extremitäten um Zapfen drehbar zwei gleich 

 lange Stnngen sich befinden. Die Enden dieser sind durch eine der Welle 

 gleich grosse Vorhin dungsstange. um eben solche Zapfen drehbar, verbunden, 

 so dass das Ganze ein verschiebbares und nach verschiedenen Richtungen hin 

 drehbares Parallelogramm bildet. Wenn nun auf den Parallelstangen als Axen 

 senkrecht zwei Papierscheiben mit den im l)estimmten Sinne orientirten recht- 

 winkligen Kreuzen befestigt werden, so hat man den Mechanismus, der der 

 Beobachtungsmethode zu Grunde zu legen ist. Die Welle, entweder horizontal 

 gestellt oder auch mit einem l^ide geholion, führt die Basis vor. Die an den 

 Enden stationirten Beobachter sehen also je nach der Verstellung des Modelies 

 die kieuzenden Linien sich wenden. Vorausgesetzt die Basis ist horizontal, 

 so muss der der Basis parallel gezogene Kreuzstrich horizontal l)leiben, wenn 

 das Azimut 90° oder 270'' ist. Für das Azimut 0^ oder 180'^ stellt sich dieser 

 Strich vertical. Der zu construireude Apparat muss also eine sich drehende 

 Axe erhalten, die in die Verbindungslinie beider Stationen fällt, und ferner 

 ist durch diese Axe als Durchmesser ein Kreis zu legen, in dessen Peripherie 

 die Beobachtungen sich abspielen. 



Da die neuen Instrumente mehr Zuljchör forderten und die Theilung eine 

 feinere, nämlich in halbe Grade sein sollte, so mussten in unserer Werkstätte 

 erst etliche A^orriclitungen, so insljesondere eine Kreistheilmaschine construii't 

 werden; daher konnten erst mit dem Mai 1895 die Messungen beginnen, 

 welche, bis zum 20. August fortgesetzt, die gegenwärtige Publication enthält. 



Das Instrument hat, wie aus der photographischen Abbildung auf Taf. V 

 erhellt, mannigfache Gliederung; insofern ist von Zufiigung von Coi'rections- 



4 



