97 



Vorrichtungen wie Einstellschranben und dergleichen abgesehen worden, vor 

 allem sind wir liedacht gewesen, in der Voruntersuchung die vollständige 

 Uebereinstimmung der Apparate zu erzielen, und haben zu diesem Zweck die 

 nöthigen Abänderungen gemacht, zu welchen später keine mehr zuzukommen 

 brauchten. Uebrigens wurden die die Apparate zusammensetzenden Theile 

 immer paarweise erbaut. 



Der mit drei Stellschrauben versehene Fuss des Instruments wird mittelst 

 einer vierten Schraulie, deren Kopf mit Speichen versehen ist, an das Fenster- 

 brett angeschlossen. In die verticale Säule passt ein Conus mit starkem 

 zweiarmigen Träger, welcher den oberen Instrumententheil aufnimmt. Ist der 

 letztere in die richtige Stellung gedreht, so setzt ihn eine Klemmschraulie au 

 der Säule fest. Durch die beiden Arme des Trägers geht nun eine lange an 

 den Lagerstellen genau gleich aligedrehte Axe. Damit diese Axe bei ihrer 

 Umdrehung einen sicheren Gang erhält und der Länge nach sich nicht ver. 

 schiebt, ist an einer Seite ein Conus angeschraubt, der von der andern Seite 

 durch eine Federtroramel angezogen wird. 



Der mit 5 Speichen ausgestattete Halbkreis ist mit seinen Durchmesser- 

 enden und in der Mitte an die lange Axe befestigt. Der mittlere von diesen 

 drei Aufsätzen enthält wieder einen Conus, um welchen die Alhidade zur 

 Einstellung auf das Beobachtungsobject sich dreht. Dieser Conus läuft in 

 einer Buchse, welche die drei zur Stabilität beitragenden Stangen trägt. Letztere 

 werden durch ein Verbindungsdreieck zusammengehalten. Nach der Objectiv- 

 seite zu befindet sich auf den beiden obersten Stangen eine Schiene mit zwei 

 Ständern, zwischen deren Ausschnitten die rechteckige Glasplatte mit der 

 Tlioilung festgemacht ist. In entgegengesetzter Richtung sind an der Buchse 

 zwei andere Stangen befestigt, die vermittelst einer Querschiene den Ocular- 

 ständer sammt seinem kleinen versillierten Prisma tragen. Unterhalb des 

 letztern, ebenfalls an das Centralstüek angeschraubt, läuft eine dritte Stange, 

 welche zum Handgrift" ev. auch zur Anbringung eines Gegengewichtes dient. 

 Dies kommt für die Horizontlage in AnAvendung. Bei grösserer Höhe hat 

 das Instrument das Bestreben, nach der entgegengesetzten Seite zu sinken. 

 Die Centralbuchse erhält ihren Anschluss an den Conus durch eine Feder, 

 die mittelst einer Schraube zusammengepresst wird. Eine Klemmschraube setzt 

 den ganzen Oberbau für eine gewisse Einstellung in Bezug auf den Halbkreis 

 fest. Stopfvorrichtungen sind ausserdem angebracht, um das Umschlagen des 

 schweren oberen Theiles zu verhindern. An dem einen Ende der langen Axe 

 sitzt der den Drehungsbetrag der Halbkreisebene über dem Horizont gebende 

 getheilte Quadrant fest. Nach der anderen Seite kann auch der Quadrant 

 angeschraul)t werden, wenn es wünschenswerth sein sollte, hier die Ablesung 

 zu haben. Gesteift ist der Quadrant um seinen Mittelpunkt durch einen 

 dickeren Aufsatz, dessen Hülse auf die Axe geschraubt ist, und dreht sich 

 mit dieser mit. Der zugehörige Index für seinen Bogen ist nach dem zwei- 

 armigen Träger geführt und an diesen liefestigt. An dem andern Arm des 



5 7 



