_ 100 



lu deu Tabellen kommen die eigentlichen Beol)achtungen implicite in 

 folgender Weise vor: z. I). ]\Iai 25. er.'^te ]3eol)aclitnng lO^'SO^^ 

 ,:? a a" /, H 



II II n 11 Meter 



32.0 87.6 78.0 D.OO 210« 

 Auf den Glasplatten, welche im Sinne von links nach rechts zunehuieud 

 halbe Grade zwischen und 34 und ihre Mitte bei 17 hal)en, wurden von 

 Station I 28.2, von Station 11 !l.O abgelesen. Der Unterschied ist also der 



für /\ mitgetheilte Werth 9.60. Da nun die Einstellung des Halbkreises von 



^ 



beiden Stationen 82.0 lietrug, so sind zu dieser Zahl die Werthe: 



\ (28.2 — 17.0; = ö'e 

 I (9.0 — 17.0) = —4.0 

 zuzurechnen, und mau erhält hiermit die obigen Zahlen für a und a" nämlich: 



82.0 + b.Q = 87.6 = a 



82.0 — 4.0 = 78.0 = a". 



Eigentlich kommen zuden ermittelten Wolkenhöhen überall noch 15 Meter 

 hinzu, weil, wie schon oben gesagt ist, die Stationen diese Höhe über dem 

 Horizonte haben. Ausserdem ist der Unterschied der Stationshöhen als zu un- 

 bedeutend vernachlässigt. 



Anders stellt sich die Sache, wenn die Stationen nicht in derselben horizon- 

 talen Ebene liegen. Um die Langaxen mit der Verbindungslinie zusammen- 

 fallen zu lassen, ist es nöthig, zunächst das durch das Dosenniveau horizontal 

 zu stellende Instrument in die Lage zu bringen, dass die Verbindungslinie 

 zweier Fussschrauben nahezu eine Senkrechte zur Basisrichtung wird. Nach- 

 dem nun die Orientirung, wie im ersten Falle, wo die Stationen in einer und 

 dersellien Horizontalen liegen, durch Azimuteinstellung gemacht, und der Ober- 

 bau durch die Klemmschraube an derVerticalsäule befestigt ist, dreht man die 

 dritte Fussschraube um so viel, dass die Langaxe in die richtige Elevation 

 kommt. Der ein für alle Male festgestellte Drehungsbetrag erfordert nicht 

 einmal eine genauere Theilung des Schraubeukopfes. Nehmen wir beispielsweise 

 für eine Basis, wie die uusrige, einen Höhenunterschied von 35 Meter au, so 

 würde der Elevationswinkel 3^ sein, in welchen beide Stationen die Lang- 

 axe zu stellen nöthig hätten. In so fern bei unserem Apparate, dessen Fuss- 

 schraube 1.2 mm Schraubenhöhe hat, 5 maliges Umdrehen nothwendig wird. 

 ist eine Scliätzung auf „ der Umdrehung ausreichend, wenn man ein Meter 

 Genauigkeit für die auf 35 Meter Höhe einzustellende Elevation erlangen 

 will. Um der Mühe überhoben zu sein, bei jeder neuen Aufstellung der 

 Apparate, die angeführten Manipulationen wiederholen zu müssen, würde es 

 sich empfehlen, in der Richtung der Langaxe eine kleine Röhrenlibelle an- 

 zubringen und diese nach der besondern Elevation zu fixiren. Die Orientirung 

 in B(v,ug auf Azimut braucht dann nicht mehr in der Horizontalstellung des 



