103 



gefolgert worden. Um nun bequem in Winkelwerthen die Parallaxen der 

 Wolken zu erhalten, wurde in unserer Werkstätte die Mühe nicht gescheut, 

 au einer älteren Theilmaschine Abänderungen zu treffen, dass damit auf Glas- 

 platten rechteckige Netze geritzt werden können, deren Linienabstand von 

 der Mitte aus bei zunehmendem Verhältniss der Tangenten im ganzen Gesiehts- 

 fekle einem halben Grade gleichkommt. Die vollständige Deckung zweier so 

 hergestellter und aufeinandergelegter Glasplatten zeigte sich auch, wenn eine 

 Drehung um einen rechten Winkel vorgenommen wurde. 



Die Messungen selbst werden in folgender Weise veranstaltet : Auf einem 

 Gestell können die beiden zusammengehörigen Wolkennegative vertical neben- 

 einander, links das von der Navigationsschule der Wirklichkeit angepasst, 

 mit den Glastheilungen bedeckt und so zwischen Federn verschoben werden, 

 dass die photographischen Fadenkreuze mit den Nullstrichen der Theilungen 

 zusammenfallen. An der Hand von Copien, auf welchen kleine Kreuze mit 

 Numerirungen für entsprechende AVolkenpunkte vermerkt sind, werden dann 

 die Coordinateu derselben Punkte auf den Negativen mittelst der Theiluug 

 abgelesen. Die Coordinaten x' für die erste Station, der Basis parallel 

 gehend, y' darauf senkrecht, gelten im Sinne der Kreistheihmgen nach rechts 

 und nach oben -{-, nach links und nach unten — , für die Station der Natur- 

 forschenden Gesellschaft sollen diese Grössen x" y'' heissen. Liegen die zu 

 vergleichenden Wolkenspitzen in der Coordinaten-Axe X, dann gilt für die 

 Berechnung der Wolkenhöhe die Verwendung der Quadranteneinstellung ß, mit 

 welcher die Photographie gemacht ist, des Unterschiedes x' — x" =: /\ und 

 der Grössen « -j- x' und a -\- x", welche bei der Messung mit blossem Auge 

 mit «' und «" bezeichnet werden. Die zu berechnende Formel würde also 

 lauten : 



H = sin /5 sin (a -f- x') sin (a -{- x") — r — 



sin A 



Meistens wird man aber nicht auf der Axe X, sondern irgend wo auf der 

 Bildtafel Punkte zu vergleichen haben. Da nun die Unterschiede der Grössen ß 

 für Punkte ausserhalb der X-Axe stets unter 15 " sind — das Gesichtsfeld des 

 Bildes ist 30 ° X 40 " — , so ist die Reduction der Messungen hinreichend 

 genau und einfacher als es die strenge Methode gestattet, in folgender Weise 

 vorgenommen worden. In Taf. VI Fig. 7 bezeichne BAH den durch die 

 Stationsrichtung B und den um 90" abstehenden Punkt A gelegten Horizont; 

 über diesem werde die Langaxe um den Winkel ß gedreht, so dass der 

 Bogen BA nach BD kommt. Mit letzterem fällt der der Basis parallel 

 laufende Faden des }>hotographirten Kreuzes zusammen, und ist der Kreuz- 

 punkt, wenn BO der Einstellung « auf dem Halbkreise gleichgemacht ist. 

 Ein beliebiger Bildpunkt werde nun durch C auf der Kugel dargestellt, dann 

 schneiden sich die Erweiterungen der Bogen BC und AD = ß in E und der 

 Drehungswinkel ß ist für den Bildpunkt übergegangen in den Winkel ß -\- Y> 

 wenn der Bogen DE mit y bezeichnet wird. Durch Fällung des Lothes CG' von C 



11 



