143 
und die Spirale beide aus Metall anfertigen lassen; dieser 
Teil des Apparats weicht am meisten von dem von Detmer 
 beschriebenen Apparat ab. 
Das Schlangenrohrist aus Blei gemacht worden, was darum 
vorzuziehen ist, weil es dadurch weniger zerbrechlich ist und 
besser die Wärme leitet. Der Luftstrom kommt weiter statt 
von unten von oben in das Fass; auch in dieser Hinsicht 
weicht mein Apparat von dem Detmer’schen ab. Ich 
machte es so mit Rücksicht auf die Schwere der produ- 
zierten CO; durch Hinwegführung an der unteren Seite 
wird noch grôüssere Sicherheit erzielt. 
Das Gefäss selbst besteht aus einem Kupferzylinder von 
10 c.m. Durchmesser zu 16 c.m. Hôhe. Es hat einen 
breiten Rand, auf dem der Deckel abgedreht ist. Im Rande 
befinden sich 8 Schrauben, die durch in den Deckel ange- 
brachte Lôcher gehen; 8 Muttern ermôglichen es den 
Apparat in kurzer Zeit vollkommen hermetisch zu schlies- 
sen; grüsserer Sicherheit halber wird ein Gummiring zwi- 
schen Rand und Deckel verwandt. Die Luft tritt von oben 
ein in der Mitte des Deckels; dieser Oeffnung gegenüber 
befindet sich ein halbes c.m. davon entfernt eine Platte 
von 5 c.m. Durchmesser, dufch welche die Luft gezwun- 
gen wird sich auszubreiten. Die Abfuhrrôhre liegt bei- 
nahe direkt auf dem Boden und hat ihre Oeffnung an der 
Unterseite. Hierüber befindet sich ebenso wie bei der 
Eintrittoffnung eine Platte, welche zugleich die Spindel 
des Hauptteils des Apparats trägt, auf der das Material 
liegt. Sie besteht aus einer Anzahl Aluminiumplatten, 
welche um diese Spindel passen und in welche 44 Lôcher 
von %# c.m. Durchmesser gebohrt sind. Die Platten kônnen 
auf verschiedene Distanzen von einander um die Spindel 
gestellt werden mittels Ringe von denen einer oder mehrere 
zwischen sie angebracht werden. 
Diese Vorrichtung hat den Vorteil dass die Versuchs- 
