145 
daran befestigte, wodurch das Ausschenken der Rühre 
leichter und die Gelegenheit zur Aufnahme von CO, aus 
der Luft geringer wird. Nachher fand ich dass schon 
Rischavi') diese Verbesserung vorgeschlagen hatte, dass 
sie jedoch keine Anwendung gefunden hatte. 
Durch 2 T-Rôühren, in deren Querstücken sich Hähne 
befinden, ist es môglich 2 Barytrôhren zugleich einzu- 
schalten : auf diese Weise kann die Verwechslung der 
Rôhren ohne Unterbrechung des Luftstroms, einfach durch 
Oeffnen und Schliessen der Hähne stattfinden. 
Hinter den Barytrohren befindet sich wieder ein U-Rohr 
von dem vorher beschriebenen Modell, zur Kontrolle ob 
alle CO, aufgenommen worden ist. 
An dieser Stelle schliesst der Apparat sich dem Aspi- 
rator an, welcher den Luftstrom erzeugt. Ich benutzte 
hierzu einen Gasbehälter von 22 L. Inhalt. Er ist ganz 
mit Wasser gefüllt, das durch eine sich am Boden be- 
findliche Rôhre abstromen kann. In dieser Abfuhrrôhre 
befindet sich ein Hahn, welchen ich durch eine Glasstange 
verlängerte, sodass sie leicht zu verstellen ist. Der Luft- 
strom kann auf diese Weise während einiger Stunden 
ziemlich konstant erhalten werden bei einer Geschwindig- 
keit von 3 Liter in der Stunde, wegen des geringen 
Rückgangs der Wasserhôhe. 
Dessenungeachtet füllte ich je nach einer Stunde den 
Wasservorrat an, weil es sonst nach einigen Stunden 
hätte geschehen müssen und dann wegen der längeren 
Dauer die nachfolgende Bestimmung mit der vorigen 
nicht vergleichbar gewesen wäre. 
Selbstverständlich muss ab und zu kontrolliert werden 
ob der Apparat hermetisch schliesst. 
1) LL. Rischavi. Landwirtsch. Versuchsstationen, Bd. XIX, 
Seite 325. 1876. 
