147 
für dieselbe Temperatur bei womôglich gleich behandeltem 
Material zeigen. 
Einer der Hauptpunkte worauf ich bei meinen Versuchen 
achtete ist das auf die erwünschte Temperatur Bringen des 
Materials. 
Wie schon früher erwähnt ist, benutzte ich als Ther- 
mostat einen Zinkbehälter von 16 L. Inhalt. Durch den 
Deckel ging eine Rührvorrichtung, welche durch einen 
Wassermotor getrieben wurde. Die Temperatur wurde 
aufgenommen mittelst eines Thermometers mit einer 
Skala zu je 0,10 C. Die Erwärmung fand statt durch einen 
Gaskocher, der das Wasser in etwa 40 Minuten von der 
Zimmertemperatur auf 50° zu bringen vermochte. 
Wenn die gewünschte Temperatur eingetreten war, s0 
diente zur weiteren Erwärmung ein Microbrenner mit 
einem Reichert’schen Thermoregulator. 
Die Temperatur in dem Atmungsgefäss wurde ermittelt 
durch ein Anschütz-Thermometer, welches durch den 
Deckel ging, so dass die Quecksilbersäule sich in dem 
eintretenden Luftstrom befand. Dieses Thermometer wies 
0,20 C. auf. Durch diese Vorrichtung war es mir môüglich 
die Temperatur auf 0,1° konstant zu erhalten, wozu ich 
fortwährend auf den Apparat achthaben musste; als 
normal bei längeren Experimenten, wo dies nicht immer 
môglich war, kann ich ein Konstant-sein auf 0,20 ver- 
zeichnen. 
Die ideale Methode zur Beobachtung der Temperatur 
der Objekte ist die thermo-elektrische; bei der Einrichtung 
des hiesigen botanischen Instituts war es jedoch sehr 
schwierig diese Methode zur Anwendung zu bringen; 
desshalb habe ich damit fürliebgenommen einige Male 
im physikalischen Institute unter ganz gleichen Bedin- 
gungen den Verlauf der Temperatur zu Kontrollieren. 
Ich bediente mich dazu einer Stahl-Constantan thermo- 
Recueil des trav. bot. Néerl. Vol. VII. 1910. 10 
