28r 



à la précision qui fait le principal mérite de son 

 Baromètre , mon échelle permet d'employer sans 

 iuconvénient des tubes quelconques , c'est-à-dire, 

 non - seulement absolument cylindriques , mais 

 encore coniques , comme ils le sont presque tous 

 sensiblement, quelques habiles que soieni les mains 

 qui les fabriquent. 



Cependant en les employant , il convient d'en 

 faire un choix seulement avec les attentions 

 suivantes. 



On sait que les tubes de calibre étroit gênent 

 plus ou moins l'action du mercure , et que, dans 

 les Baromètres construits avec de tels tubes, ce 

 fluide n'arrive point à la hauteur de ceux à large 

 calibre. 



D'un autre côté , on sait encore que dans tout 

 tube recourbé en syphon renversé et à branche 

 de calibres inégaux, dont l'un est capillaire, ce 

 fluide s'élève par l'eftet de la même cause sen- 

 siblement moins haut dans ce dernier que dans 

 l'autre. 



Cela posé , je choisis d'après le premier prin- 

 cipe un tube à grand diamètre , pour obtenir cette 

 facilité , par exemple , de trois à quatre lignes , 

 ou tout au moins de deux lignes et demie, le 

 plus égal possible , afin ( d'après le second prin- 

 cipe ) qu'une trop grande ditférence de périphérie 

 n'influe point sensiblement sur la quantité de Isi 



