scellée un peu plus de 30 pouces , afin que le 

 mercure Toccupe lors du renversement jusqu'au 

 sommet de sa courbure , sans quoi il arriveroit 

 qu'après l'avoir bien purgé d'air , il y en ren- 

 treroit de nouveau ^ ce qu'on doit avoir la plus 

 grande attention d'éviter en le maniant j et que 

 l'on évitera sans beaucoup de peine , surtout , si 

 ^ le mercure en dépassant ce sommet , occupe une 

 petite partie de la naissance de l'arrondissement 

 de la petite branche , qui ne doit d'ailleurs avoir 

 qu'environ le cinquième de la longue 9 ou tout 

 au plus la moitié ^ étant de fait que , hors les 

 cas ordinaires ^ où le jeu du Baromètre n'est que 

 d'environ 6 pouces , il faut que cette petite branche 

 approche de la longueur de cette moitié , afin 

 d'étendre l'usage de cet instrument jusques à 

 4349 toises d'élévation , où selon M. Deluc , 

 le mercure à ce point n'a qu'une ligne. 



Après avoir rempli ce tube de mercure par 

 les procédés les plus recommandés ^ je l'attache 

 solidement sur une monture toute unie sans rainure 

 ou échancrure , sur laquelle je place une règle 

 de métal , ou d'un bois convenable à y graver 

 proprement une graduation en pouces et lignes, 

 de telle sorte , qu'en glissant entre des lacets 

 qui l'y assujettissent , les côtés s'appliquent exac- 

 tement le long et entre les deux branches en 

 les affleurant à demi-épaisseur , on puisse juger im- 



