2^4 



médiaiement la correspondance du premier terme 

 de sa graduation avec le point du niveau du 

 mercure dans la petite branche , et de la quantité 

 de sa hauteur dans la grande , ce qu*on exécu- 

 tera facilement en faisant cette règle de la largeur 

 de l'intervalle de deux branches , et pour la faire 

 mouvoir avec aisance, il suffira de fixer un bouton 

 tel qu'on le pratique aux crayons à coulisse, auprès 

 de son extrémité inférieure , où doit commencer 

 sa graduation , ou bien avec une vis de rappel , 

 à laquelle en la taraudant avec soin , on pourroit 

 adapter une aiguille et un cadran à la manière des 

 micromètres pour évaluer avec plus de précision 

 telle partie de ligne qu'on pourroit juger con- 

 venable , si mieux on ne préfère faire cette éva- 

 luation au moyen d'un simple nonius à l'ordinaire, 

 adapté à la règle mobile , de manière à en 

 parcourir toute la longueur. 



Quoique ce Baromètre soit par sa forme , assez 

 portatif 5 il peut cependant arriver qu'il ne puisse 

 résister ( même dans la position renversée qu'il 

 faut toujour lui donner en le voiturant , comme 

 à celui de M. Deluc ) aux secousses brusques 

 et inévitables du cheval ou de la voiture. 



J'avois pensé dans le temps, et avant d'avoir 

 aucune idée du robinet en liège , imaginé par 

 M. Deluc, d'assujettir tout bonnement le mer- 

 cure occupant toute la capacité de la grande 



