102 LA REVUE SCIENTIFIQUE DU LIMOUSIN 
être périodiquement réglé, afin que l'on puisse compter sur une 
certaine exactitude dans les indications. Le bureau central mé- 
téorologique fournit du reste, aux communes abonnées à la dépé- 
che de prévision du temps et à ses correspondants, un moyen de 
faire quatre fois par au, le réglage des baromètres anéroïdes : il 
suffit pour cela, d'observer le baromètre à neuf heures du matin 
et trois heures du soir les cinq derniers jours de chaque trimestre 
et d'envoyer le tableau des lectures par la poste au bureau central 
météorologique, rue de l'Université, 176, à Paris, qui donnera 
ensuite la correction que comporte le baromètre pour être réglé. 
Dans le cas où ce moyen ferait défaut, on pourra recourir aux 
indications absolues fournies par le baromètre Fortin, après leur 
avoir fait subir les corrections nécessaires. Le collège de Saint- 
Yrieix possède un semblable baromètre, suspendu verticalement 
par la partie supérieure dans une cage vitrée placée à environ 
deux mètres d'une fenêtre à l'exposition de l'Ouest. Le niveau du 
mercure dans la cuve est à 0,70 du plancher de la salle lorsque 
le réglage du zéro par la pointe d'ivoire est exécuté, et les varia- 
tions du niveau du mercure se lisent, au moyen d'un vernier au 
vingtième, vis-à-vis d'un miroir plan mobile autour d’un axe 
vertical placé en arrière. 
Les indications du baromètre Fortin représentent, on le sait, 
la hauteur de colonne de mercure qui exerce la même pression 
que l'atmosphère à l'endroit où se fait l'expérience, et comme le 
poids du même volume d'air n’est pas le même suivant que l’on 
descend ou que l’on monte, les valeurs de la pression atmosphé- 
rique, dans deux endroits donnés ne sont comparables qu'autant 
que ces endroits sont à la même altitude. On a donc pris une alti- 
tude arbitraire et conventionnelle comme terme de comparaison : 
c'est le niveau de la mer, l'altitude zéro. De plus, comme le mer- 
cure du baromètre se dilate par l'élévation de température, on 
suppose que les observations ont été faites à la température de 
0 degré. Enfin comme le poids d'un même volume d’un corps 
quelconque, de mercure ou d'air, varie d’uu lieu à l’autre du 
globe, pris sur un même méridien, à cause des variations de 
l'accélération de la pesanteur, on prend la valeur de la gravité à 
la latitude de 45°. | 
En résumé, pour être rendues comparables, les observations sont 
supposées failes à l'altitude O0, à la température de O degré, et à lu 
latitude de 45°. On fait subir aux résultats des corrections basées 
sur ces considérations. 
La réduction au niveau de la mer est la plus importante de 
toutes : ainsi à Saint-Yrieix, lorsque le thermomètre marque 10° 
et le baromètre Fortin 730%" la réduction au uiveau de la mer 
donnerait à elle seule ; 730% Æ 34rm — 764%; tandis que la 
