226 LA REVUE SCIENTIFIQUE DU LIMOUSIN. 
résultats parfois surprenants; il permet, en outre, de résoudre très 
simplement divers problèmes se rattachant à l'hygrométrie et à 
la météorologie. 
C'est le Polymètre, construit par M. W. Lambretch, à Gœættingen 
(Hanovre), et j'ai pensé que sa description ne serait pas sans 
intérêt pour les membres de la Société scientifique du Limousin. 
Cet instrument se compose d’un thermomètre à mercure et 
d'un hygromètre. Le thermomètre porte une double échelle indi- 
quant du côté gauche les degrés centigrades et du côté droit, en 
regard de chaque température, la tension de la vapeur saturante 
eten même temps (le chiffre est le même) le degré maximum 
d'humidité qui lui correspondent (1). 
Ainsi, le chiffre 9,2 en face de + 10° signifie à la fois qu'à cette 
température la tension de la vapeur saturante est de 9"",2 de 
mercure et que 1"* d'air peut absorber au maximum 9,2 de 
vapeur d’eau. 
La partie essentielle de l'hygrométre est un faisceau de che- 
veux attaché par un bout à un point fixe réglable par le moyen 
d’une vis et agissant par l’autre extrémité sur une aiguille mobile 
autour d'un cadran. 
Ce cadran porte deux graduations superposées : l'inférieure 
indique de gauche à droite les degrés hygrométriques ordinaires ; 
la supérieure donne de droite à gauche les « degrés de Lambreich » 
qui sont tels qu'en les retranchant de la température on obtient 
le point de rosée. 
Or, l'aiguille du polymètre se termine en forme de trident; la 
pointe centrale sert toujours à l'indication du degré hygromé- 
trique, tandis que pour la lecture du degré de Lambrecht, on 
utilise, suivant la température, soit la pointe de droite si le ther- 
momètre marque 0°, soit celle du milieu vers + 10°, soit celle de 
gauche pour + 20°. 
Les indications aux températures intermédiaires s’évaluent 
facilement à l'œil. 
Exemple : 
Température Degré hygrométrique Degré de Lambretch Point de rosée 
(pointe centrale) 
Oo 60° (pointe de droite) 7° P 
+ 10° 60° (pointe centrale)  7°,5 + 20,5 
+ 20° 60° (pointe gauche) 8° + 12° 
En résumé, le polymètre indique par simple lecture ou par 
une rapide soustraclion : 
La température; 
(1) Voir à la fin le tableau des forces élastiques de la vapeur saturante à 
chaque température. 
