155 



Ueber Bestimmung der Fehler des Spiegelsextanten und seine 

 Erweiterung zum Messen aller Winkel. 



Mit 2 lithographiscben Tafeln 

 von 



1. Apparat zur Beseitia;nng der Fehler inid Ermittelung der Exceiitricität. 



In der Sitzung der Öeetiuu für Phj-sik und Chemie am 23. Dezember 1891 

 wurde vom Verfasser ein Apparat detnonstrirt, an welcliem in bequemster Weise 

 im Zimmer, oluie Beobachtungen an weit abgelegenen terrestrischen oder himm - 

 lischen Ol)jectcu zu Hülfe zu nehmen, aUe Fehler des Sextanten beseitigt oder 

 bestimmt werden können. 



Eine durch ein kleines Dosenniveau horizontal stellbare Spiegelglasscheibe 

 auf einem Tische ist von einem hölzernen Halbradgestell umgeben, auf dem 

 drei kleinere Fernrohre, jedes mit Fadenkreuz versehen, an verschiedenen 

 Stellen des Umfanges umgesteckt werden, so dass ihre Richtung im Horizont 

 unter beliebigem Azimutalwinkel möglich ist. Ihre Horizontalität zu dem 

 abgedrehten und horizontal gerichteten Holzrad lässt sich durch Deckung der 

 Fadenkreuze je zweier auf einander gestellter Fernrohre prüfen; es muss diese 

 Prüfung in allen zwischen den dreien vorzunehmenden Combinationen vollfühi't 

 werden. 



Das genaue Einstellen im Azimut wird ohne Schrauben handlich durch 

 einen grösseren Hebel, welcher jedem der Fernrohre angefügt ist, bewerk- 

 stelligt; während für jede Einsteckstelle eine Feder den Andruck des in einem 

 Holzwürfel l^efindlichen Fei'urohres an den Holzkranz leistet und damit auf 

 einige Zeit Constauz der Haltung sichert. 



Auf einem Holzgestell ist der zu untersuchende Sextant mit seinem 

 Limbus horizontal und mit seinem Fernrohr in dci" gleichen Höhe, welche 

 die anderen Fernrohre haben, festgemacht; man kann ihn im Hohlraum 

 auf der Glasscheibe nach allen Richtungen stellen und es wird demnach der 

 Limbus, einmal horizontal gerichtet, überall die horizontale Lage einnehmen. 

 Um diesen aber horizontal zu machen, erhält das Sextanteustativ dicht neben 

 dem Limbus ein durch das Niveau horizontal zu stellendes Spiegelglas. Wenn 

 eine wagcrechlo Linie, welche als Ubject am Fenster sich betindet , unter 



