156 



schiefem AuflFallen auf Glas und Liiubus reflcctirfc vom Auge zusamraenfalleud 

 beo))achtet werden kann, so ist der Limbus in richtiger Lage, andererseits 

 lässt sich durch Verschiebung von kleinen Keilen die Correction besorgen. 



Um zu sehen, ob das Sextantenfernrohr in der Ebene des Limbus liegt, 

 ist nur nöthig, dasselbe auf eins der Fernrohre zu wenden. Die Abweichung 

 des horizontalen. Kreuzfadens von der Mitte des Sextanteurohres, zu welchem 

 Zwecke dieses ebenfalls ein Fadenkreuz erhält, kann nun, falls Corrections- 

 schrauben an dem Sextanten vorhanden sind, leicht weggebracht werden. 



Zur bequemeren Durchsicht wird dem Scxtantenrohvoculare ein kleines 

 rechtwinkliges Glasprisma beigefügt, für die anderen drei Fernrohre ist ein 

 unter 45^ geneigter S))iegel auf Stativ verwendbar; es können daher alle 

 Beobachtungen mit dem Blick nach unten angestellt werden. 



Richtet man ferner zwei der Fernrohre auf den grossen Spiegel, dass 

 durch Reflexion das Zusammenfallen ihrer horizontalen Kreuzfäden zu Staude 

 kommt, so steht derselbe senkrecht auf dem Limbus, andernfalls kann au de r 

 Fassung des grossen Spiegels die nöthige Aenderung bewerkstelligt werden. 



Der kleine Spiegel erhält dann durch Aenderung an seinen Corrections- 

 schrauben den richtigen Stand parallel dem grossen, wenn man durch das 

 Sextantenrohr zusieht, ob das directe Bild des horizontalen Fadens eines der 

 Fernrohre und das dop])elt reflectirte Bild des entsprechenden Fadens eines 

 zweiten in passende Stellung gebrachten Fernrohres sich decken. 



Es bleibt schliesslich noch die Bestimmung des prismatischen Fehlers des 

 grossen Spiegels und der Excentricität übrig. Zu dem Zwecke werden zwei 

 der Fernrohre im Durchmesser des Holzrades scharf aufeinandergestellt. Das 

 eine von diesen, es möge mit 1 bezeichnet werden, bleibt fest, während das 

 andere (2) aus seiner ursprünglichen Stellung zur Verwendung für einen anderen 

 Ort nach dem Folgenden zugezogen wird. Die Stellung der beiden Fernrohre 

 in gerader Linie repräsentirt nämlich einen Winkel von 180*^, und diesen 

 Winkel, in aliquoten Theilen vom Sextanten gemessen, muss der letztere 

 wiedergeben, wenn er ohne jene Fehler ist. Wird also das Fernrohr 3 nahezu 

 unter 90° zwischen jene beiden eingeschaltet, so kann man, nachdem der 

 Sextant auch auf 90° gestellt ist und zum Nachmessen des Winkels 2,3^) 

 verwendet wird, an dem Hebel des Rohres 3 leicht die richtige Aenderung 

 vornehmen, welche dem eingestellten Sextautenwinkel entspricht. Das Fern- 

 rohr 3 bleibt nun ungeändert, der Sextant wird in die zum Nachmessen des 

 Winkels 3,1 noth wendige Drehung geführt, und man erhält die Ablesung dieses 

 zweiten Winkels. 



Heissen a' und a" die gemachten Ablesungen, i die Angabe des Iudex für 

 die Nullstellung des Sextanten, wenn diese in der Vortheilung liegt, + ge- 

 rechnet und q,,o die Correction des Sextantenwinkels von 90°, zusammen- 

 gesetzt aus den angeführten Fehlerquellen und demnach die Fehlerquantität, 



*) Kürzere Bezeichuung für den Winkel, den Ferurobr 2 mit Fernrohr 3 bildet. 



2 



