158 



recht gestellt worden. Die so erhaltenen Werthe gleichen den erst ermittelten 

 bis auf wenige Secunden, so dass der jjrisraatische Fehler bei dem ver- 

 wendeten Instrument als nicht vorhanden anzusehen ist. Die Elxcentricität 

 dieses Sextanten ist aber nicht unbedeutend, denn die Messungen ergeben 

 die Correctionen folgendermaassen : 



ciso = + 0' 5" 



qeo = + 13 



qgo = + 16 



q,2o = + 2 50 

 Es bleibt noch zuzufügen übrig, dass der Indexfehler mittelst des Apparates 

 ebenfalls bestimmt werden kann. Dazu ist nöthig, auf dem Halbradgestell 

 zwei der Fernrohre in dem Abstände ihrer Gesichtslinien parallel zu stellen, 

 der der Entfernung des Mittelpunktes des giossen Spiegels von der Gesichts- 

 linie des Sextantenfernrohres ungefähr gleichkommt Dieses Parallelstellen 

 erreicht mau, wenn man das 3. Fernrohr in einen beliebigen Winkel zu einem 

 der schon nahezu parallel gerichteten Fernrohre bringt, diesen Winkel mit dem 

 Sextanten einstellt, und mittelst des Hebels des zweiten Rohres auch dieses zur 

 Fadendeckung hinleitet, nachdem der Sextant dem Zwecke entsprechend ver- 

 schoben worden ist. Wenn nun die Alhidade nach der Nullstellung hin gedreht, 

 und der verticale Faden des einen der parallelen Fernrohre direct gesehen 

 mit dem entsprechenden Faden des anderen, doppelt reflectirt, zur Deckung 

 gebracht wird, so ergiebt die Ablesung den Indexfehler. 



Der Vortragende zeigte noch ein einfacheres Verfahren der Indexbestim- 

 mung. Ein grösseres Objectiv, hier ein Steinheil'sches von S^/g Zoll Oeffnung, 

 in dessen Brennebene ein auf Papier gezeichnetes Fadenkreuz gestellt ist, 

 wird vor dem Sextanten vertical und mit seinem Mittelpunkt in gleichem 

 Niveau wie jener augebracht, man erlangt damit ohne weitere Vorbereitung 

 das Mittel zur Einstellung der beiden in Betracht kommenden Bilder. Da die 

 zur Deckung gebrachten Bilder, wenn das Objectiv in seiner Gesichtslinie 

 entweder weiter vom Brennpunkt oder näher zu bewegt wird, wieder aus- 

 einander gehen, so bietet der Sextant auch eine Methode, wie die Brennweite 

 eines Objectives gefunden wo'den kann, insofern der Indexfehler schon auf 

 andere Weise gegeben ist. Zu dem Zwecke wird man zu mehreren ver- 

 schiedenen Aufstellungen des Objectives die jedesmalige Entfernung nach dem 

 Fadenkreuz hin und die bezügliche Einstellung des Indexes notiren und auf 

 dem Wege der Rechnung den wahrscheinlichsten Werth der Brennweite dem 

 eigentlichen Indexfehler entsprechend, um welchen jene Angaben sich gruppiren, 

 suchen. 



Die Genauigkeit des angegebenen Verfahrens, die Fehler des Sextanten 

 zu ermitteln, hängt ab von der Stabilität des Apparates und von der Präcision 

 der Einstellungen, welche theils an den drei Fernrohren, theils am Sextanten 

 gemacht werden. Der öftere Gebrauch hat gelehrt, dass zwei auf einander 

 gerichtete Fcnuohre ihicn coustantcn Oit auf längere Zeit, als nöthig ist. 



