. 159 



behaupteten, während manche andere Manipulation an dem Halbrade vor- 

 genommen, ja selbst dieses auf die Kante gestellt wurde. 



Wie gross die Abweichungen der Horizontalfäden der Fernrohre vom 

 Horizont sich gestalten, ist deutlich in der Mitte des Sextantenrohres zu con- 

 troliren; es kommen nicht grössere als im Betrage von 5' vor und da zu diesen 

 sich seitliche Neigungen ebenfalls von 5' gesellen können, so ist der Eiufluss auf 

 die Einstellung im Werthe von 5' sin 5' noch unter 0".5, zu welcher Grösse 

 sich der Betrag der Deviation des Sextantenrohres im erörterten Falle von 

 weniger als 1" fügt. Derartige Beträge sind also zu vernachlässigen. 



Von den Ablesungen ist ferner zu sagen, dass selbst an diesem kleinen 

 Sextanten nur äusserst selten eine Abweichung von 1' vom Mittel aller für 

 einen bestimmten Fall gewonnenen Beobachtungen vorkam, wenn, was Haupt- 

 sache ist, die Vorsicht befolgt wird, ein und dieselbe Haltung des Auges für 

 sämmtlicho Einstellungen, die Indexfehlerbestimmung eingeschlossen, in der 

 Richtung der Durchsicht durch das Oculaiprisnia zu bewahi-en. Hat man nun 

 auch für alle anderen "Richtungen des Auges die etwaigen Aenderungcn der 

 Einstellungen ermittelt, so wird man bei den üblichen Winkelmessungen mit 

 dem Sextanten, je nachdem die Ebene dieses Instrumentes bei der Beobachtung 

 gehalten werden musste, die entsprechende Correction verwenden können 



Bei sehr genauen Winkelmessungen mittelst des Sextanten werden die 

 Correctionen nach den Formeln von Bohnenbcrger, Encke, Sawitsch und 

 anderen berechnet, wobei die Kenntniss des Winkels (ß), den die auf dem 

 kleinen Spiegel senkrecht stehende Linie mit der optischen Axe des Fern- 

 rohres bildet, erforderlich ist. Nach Gauss' Methode, den Sextanten heliotro- 

 pisch zu brauchen, muss auch dieser Winkel, da er mit zur Einstellung auf 

 das Object, welches ein Lichtsignal bekommen soll, verwendet wird, genau 

 bekannt sein. Durch die Benutzung der drei Hülfsfernrohre gelangt man 

 folgendermaassen leicht zum Ziele. Hauptrohr 1 und Fernrohr 2 werden wie 

 oben, auf einander gerichtet, der zwischen beide gebrachte Sextant erhält 

 durch sein Fernrohr die directe Einstellung auf 2. Wenn nun Feruj-ohr 3 

 an bezüglicher Stelle zu dem kleinen Spiegel so gestellt wird, dass von diesem 

 allein reflectirt das Fadenkreuz des 3. Rohres mit der Sextantenrohraxe 

 zusammenfällt, dann bilden Fernrohr 3 mit 1 den vorlangten doppelten Winkel 

 (2/:?) und dieser kann zuletzt präcise gemessen werden. 



Der skizzirten Darstellung der Methode ist schliesslich noch eine 

 Bemerkung über die anzuwendende Beleuchtung der Fadenkreuze zuzuschalten. 

 Am praktischsten ist es, vor die Ocularc der Hülfsrohre kleine Lampen zu 

 stellen, welche am Tage ebenso gut wie bei abendlicher Dunkelheit die nöthige 

 Deutlichkeit veranlassen. 



Die bis hierher gcgel)ene Darstellung ist der Inhalt des Vortrages, der 

 in jener Sitzung der physikalischen Section gehalten wurde, und da es 

 sich um ein Referat handelte, so war von der bildlichen Darstellung des 

 Apparates abgesehen. Durch die gegenwärtige Beigabe von Tafeln ist nun 



