160 



das instrumentelle Arrangemeut verde atlicht, und in Fig. 1 auf Taf. I der Fall 

 abgebildet, wo die beiden äussersten Fernrohre aufeinander gerichtet sind, das 

 dritte 7ai dem einen von diesen einen Winkel von 30^ bildet, und der 

 Sextaut innerhalb des Holzbogens mit seinem Fernrohr auf das dritte Rohr 

 gerichtet steht. Der grosse Spiegel findet sich dem links befindlichen Fernrohr 

 so zugewendet, dass die Messung jenes Winkels von 30*^ erfolgen kaun. 



Der Apparat soll zweien Zwecken dienen, erstens die Neigungen der be- 

 züglichen Sextantentheile, nämlich beider Spiegel und des Fernrohres, zur 

 Sextantenebene zu berichtigen oder zu bestimmen, und zweitens die Eichtungen 

 der directen und reflectirten Strahlen von den Abweichungen zu befreien, 

 welche Excentricität und prismatische Fehler verursachen. Während lür den 

 zweiten Zweck der Gebrauch von Hebeln anstatt von Micrometerschrauben 

 behufs scharfer Einstellung als hinreichend sich erwiesen hat, bedarf es für 

 den ersten, wenn es darauf ankommt, nicht allein die zu berücksichtigenden 

 Fehler auf ein Minimum herunter zu bringen, sondern den schliesslichen Be- 

 trag quantitativ festzustellen, noch einer besonderen Messvorrichtung. Hierzu 

 empfiehlt es sich, einfach in den Brennpunkten der Hülfsfernrohre Glas- 

 plättchen, mit einer kleinen Theilung versehen, deren Striche horizontal 

 laufen, einzuschalten. 



II. Rückl)lick auf die bisherigen Instrumente und Erweiterung des 



Spiegelsextauten. 



Den Mängeln des Sextanten zu begegnen, construirte v. Steinheil in 

 München einen Prismenkreis. Die geringere optische Kraft, wie Encke im 

 Berliner Jahrbuch 1830 darthut, schien ihm nicht der grösste Fehler, auch 

 nicht die Excentricität, da sie nur den wahrscheinlichen Fehler vergrössert, 

 sondern das Zunehmen der Undeutlichkeit des doppelt reflectirten Bildes mit 

 Wachsen des zu messenden Winkels; zudem kam der Umstand, dass die 

 Messung nicht auf alle möglichen Winkel ausgedehnt werden kann. Die Firma 

 Stein heil ^ Ertel stellte diese Instrumente her. 



Statt paralleler belegler Glasspiegel sind bei diesen Kreisen Glasprismen 

 mit zwei gleichen Winkeln angewendet. Das eine ist mit dem getheilten 

 Kreise, dessen Theilung im Durchmesser von 10 zu 10' durch die diametralen 

 Nonieu 10" ablesen lässt, verbunden, das andere mit der Alhidade. Durch 

 Drehen beider gegen einander werden Coincidenzen der Bilder bewirkt, deren 

 Objecto um den doppelten von der Alhidade bezeichneten Drehungswinkel 

 abstehen. Da nun jedes Prisma für sich um etwa 48° verstellt werden kann, 

 also beide zusammen über 90** umfassen, wofür der eigentliche Winkel 

 zwischen den Objecten das doppelte ist, so sind alle Winkel ohne Ausnahmen 

 zu messen möglich. 



Durch Zerschneiden erlangte v. St ein heil aus einem Prisma von doppelter 

 Höhe zwei congruente Prismen, die die Beobachtungen von den sonst anhaf- 

 tenden Fehlern befreien. 



