161 



Die Drehung der Alhidade mit ihren Prismen allein, wie auch des Kreises 

 und der Alhidade zusammen gegen das Fernrohr kann an dem Instrument vor- 

 genommen werden. Der Werth letzterer Verstellung ist an dem betreffenden 

 Arme von 1 zu 1 '^ angegeben. 



Nach V. SteinheiTs Angabe geschieht nun die Beobachtung folgender- 

 mnasscu: „Erstens, indem man das Pri«ma des Kreises so stehen lässt, dass 

 man durch dasselbe in gerader Richtung nach dem einen Object siebt, nun 

 aber die Klemme der Alhidade löst, nud an dieser das Alhidadeprisma dreht, 

 bis das zweite rechts vom Beoliachter liegende Object im Gesichtsfelde er- 

 scheint, dann klemmt, einstellt und abliest; hierauf Kreis und Alhidade um 

 circa denselben Winkel, vom Index des Armes bezeichnet, verstellt und nun 

 die Beobachtung wiederholt entweder, indem man direct nach dem zweiten 

 Object sieht, oder in umgekehrter Lage des Kreises nach dem ersten. Hier 

 ist die Summe der beiden Ablesungen nach Anbringung des Collimationsfchlers, 

 der gesuchte Natnrwinkel befreit von dem Einfluss der Winkelungleichheit der 

 Prismen und der Excentricität. Auf diese Weise können Winkel bis über 90" 

 gemessen werden. Die zweite Beobachtungsart besteht darin, dass man beiden 

 Prismen eine symmetrische Lage gegen die optische Axe giebt; auch hierzu 

 dient der Index, indem man Kreis und Alhidade zugleich um den halben Winkel 

 dreht, welchen die Hypotenusenflächen beider Prismen mit einander bilden. 

 In diesem Falle ist das Fernrohr also nach keinem der Objecte selbst, sondern 

 zwischen beide gerichtet. Auf diese Weise können alle Winkel über 180° 

 hinaus gemessen werden.'' 



Insofern das Fernrohr in horizontaler Lage gehalten wird, empfielilt der 

 Ei'finder die letztere Methode besonders zu Höhenbeobachtungen, z. B. der 

 Sonne, über dem Reflf xions-Horizont. Es gehört aber zu solchen Beobachtungen 

 viel Geschicklichkeit. Da bei den Sextanten das vom künstlichen Horizont 

 reflectirte Bild als Zielpunkt festgehalten wird, und also nur nöthig ist, das 

 doppelt reflectirte Bild durch Drehung um die Axe des Fernrohres mit dem 

 Bilde des künstlichen Horizontes zusammenfallen zu lassen, so ist diese Me- 

 thode der beim Prismenkreise anzuwendenden bei weitem vorzuziehen, hier, 

 wo man gar keinen Halt hat und ohne ein bestimmtes Object zu fixiren, zwei 

 reflectirte Bilder zusammenzustellen suchen muss. Wenn daher auch gleich 

 nach Erfindung 1833/34 ausgezeichnete Beobachter wie Schumacher und 

 V. Fuss auf der Altona'er Sternwarte wegen Ausfall verschiedener sonst bei 

 Spiegelinstrumeuten vorkommenden Fehler nichts Anderes als vorzügliche Re- 

 sultate erhielten und berichteten, und die gleich darauf folgende von Bessel 

 gegebene Theorie und Untersuchung des Instrumentes als beste Empfehlung 

 zur Seite stand, so erlangte hinsichts der praktisch leichteren Ausführbarkeit 

 der Beobachtungen der 1845 von Pistor und Martins construirte Spiegelkreis 

 doch den Vorzug. 



Bei diesem Instrument ist auf einem Radius des Limbus anstatt des beim 

 Sextanten üblichen kleinen Spiegels ein gleichseitiges Prisma angebracht, in 



^ u 



