164 



Da der auf die Prisma -Hypotenuse fallende Strahl mit ihr ungefähr einen 

 Winkel von 20*' bildet, so fangen allerdings mit schwächerer Helligkeit von 

 0" gerechnet die Messungen an, werden aber mit Steigerung der Winkelgrösse 

 werthvoUer; beim Sextanten ist es umgekehrt, die Bilder nehmen mit Grösser- 

 werden des Winkels an Helligkeit ab und erreichen etwa bei IOC den Giad 

 der Helligkeit, der dort der Beobachtung des Anfanges entspricht. Aber der 

 Vortheil, dass der Spiegelkreis alle Winkel von O'' — 180** zu messen gestattet, 

 ist wieder durch den Uebelstand geschmälert, dass gegen 180 "^ hin für ein 

 beträchtliches Intervall der Kopf des Beobachters ein Hinderuiss Inetet und 

 zur Aushilfe nach einem Ocularpiisma gegriÖ'en werden muss, womit dann rlie 

 directe Anvisirung eines der beiden Objecto wieder aufhört. 



Die Sextanten sind in ungeschmälertem Gebrauch geblieben, und heute 

 zweifellos mit mehr Berechtigung, da auf Instituten wie beispielsweise die 

 Deutsche Seewarte in Hamburg diese Instrumente Hinsichts ihrer Leistungs- 

 fähigkeit und ihrer Fehler untersucht werden. Die Beobachter bekommen über 

 ihre eingeschickten Apparate Atteste, we'che ausser allgemeinen Eigenschafts- 

 attributen über Fernrohr, Spiegel, Yerdunkelungsgläser etc. insbesondere eine 

 Correctionstabelle für die zu messenden Winkel von 10 zu 10 Graden ent- 

 halten. Es ist also, wenn es sich nicht um Messungen handelt, die an die 

 stumpfei-en Winkel bis 180^ hinanreichen, genügend für beste Bequemlichkeit 

 und cori'ecte Veiwerthung des Sextanten Sorge getragen, und das Instrument 

 kann mit grösserem Radius construirt sein, als es bei einem vollen Kreise 

 wünschenswerth und practisch Avärc, und demnach grössere Heiligkeit, feinere 

 Theilung und leichtere Ablesbarkeit haben. 



Der Verfasser ist nun bestrebt gewesen, Constructionen des Sextanten zu 

 suchen, die das Instrument Hinsichts der vollständigen Winkelmessung dem 

 Spiegelkreise gleichsetzen lassen. 



Zunächst galt es, an seinem kleinen Sextanten eine Einrichtung zu treflfen, 

 die zeitweise leicht und constant nur aufgesteckt zu werden braucht, wenn es 

 sich darum handelt, die grössten Winkel zu messen. 



Die Abbildung Fig. 3 Taf. I stellt das Instrument sammt seinem darauf 

 b'.'festigteu Hülfsapparat vor und zur Verdeutlichung des Ganges der Strahlen 

 ist eine zweite Figur 4, einen Grundriss der chaiakteristischen Spiegclstellungen 

 enthaltend, beigefügt. Anstatt der sonstigen diiecten Richtung des Fernrola-es 

 über den kleinen Spiegel a hinaus nach B zielt das Fernrohr mittelst der zwei 

 oberhalb angebrachten, und unter einem Winkel von 135" zusammengestellten 

 Spiegel nacii der um 90 ** abgelenkten Richtung B' hin. 



Der Ersatz eines anstatt der zwei Spiegel würde nicht genügen und vcr- 

 stösst gegen das Prinzip des Sextanten, wonach dei- reflectirte Strahl bei einer 

 paarweisen Spiegelanlage seine Richtung beibeiiält, wenn der Sextant ge- 

 dreht wird. 



Das Fernrohr sieht zugleich nach dem Spiegel a und erhält von ihm und 

 vom grossen Spiegel c, je nachdem dieser gedreht wiid, Abbildung von Objecten, 



