165 



welche nach zwei Richtungen 1) und b' in der Figur angegeben sind. Diesen 

 Richtungen werden Messungen von Winkeln von 90" und 180" entsprechen, 

 wofür die Ablesungen der Alhidade 0^ und 90*^ ergeben. 



Dem Ocularende wird ein kleines P]-i&ma angefügt und dazu im rechten 

 Winkel ein hohler Rohreinsatz, wie aus der Zeichnung ersichtlich ist. Da- 

 durch gewinnt man die Bequemlichkeit, das eine der beiden Objecte mit dem 

 Auge direct anvisiren zu können. 



Der Tndexfehler kann nun nach zwei Methoden bestimmt werden, indem 

 man auf gewöhnliche Weise den Sextanton anwendet, einen ungefähren Winkel 

 von 90° misst und dann diese Ablesung mit der durch die zweite Beobachtungs- 

 art gewonnenen vergleicht, oder indem man zweitens ohne jene gewöhnliche 

 Beobachtung zu beanspruchen, einen ungefähren Winkel von 180" an zwei 

 Objecten im Horizont zur Messung wählt, und zwar im zwiefachen Sinne, je 

 nachdem die Augeni-ichtung dem einen oder dem anderen Objecte zugekehrt 

 wird. Das Mittel aus letzteren beiden Messungen ist frei vom In lexfehler. 



Sind die Objecto zwei diametral gegenüberstehende Seeränder, welche Be- 

 ol)achtung bei P]rmittelung der Kimmtiefe eine Rolle spielt, so ist der Sextant 

 im verticalen Sinne nach oben und nach unten zu halten. Letztei'e Haltung 

 muss allerdings wegen sonstiger Verdeckung des Objectes mit bezüglichem 

 Abbiegen des Körpers getroffen werden. 



Die Anwendung derjenigen Rxcentricitäts-Correctionen, welche bei der 

 gewöhnlichen Messung der Winkel von 0" ab obwalten, wird auch für die 

 grösseren zu messenden Winkel giltig sein, da. gewissermassen nur der Index- 

 fehler um 90" vcrgrösscrt ist. 



Da mau den grossen Spiegel an unserem Instrument noch über 90" bis 

 105", wenn der Hiilfsapparat aufgesetzt ist, verschieben kann, so ist die Messung 

 der Winkel bis auf 195" im convexen Sinne auszudehnen möglich, oder man 

 erhält noch auf eine zweite Weise die Winkelgrössen zwischen 180" und 165". 



Insofern der grosse Spiegel in der gewöhnlichen Handhabung des Instru- 

 mentes nur um 45" zur bezüglichen Ablesung der Winkel bis 90" gedreht 

 wird, und in der Hülfsanwendung dieselbe Drehung für die Messung der Winkel 

 von 90" — 180" zureicht, kommt der Sextant vortheilhaft nicht zur Ausnutzung 

 selir flacher Auffallswinkel in Anwendung und es braucht eigentlich die Con- 

 struction. der Theilung nicht weit über 90" zu gehen. 



Was nun noch speciell die Einrichtung der zwei zukommeiiden Hülfsspiegel 

 betrifft, so sind an jedem dersell)en die nöthigen Schrauben anzubringen, welche 

 die Berichtigung des Strahlenauffalls auf jeden unter 22^1^^ mit der Spiegel- 

 ebene, die Neigung beider unter 135" und die veriicale Stellung zu fordern 

 geschickt sind; es ist indess unnütz, genau jene Winkelquantitäten einzuhalten, 

 dagegen unerlässlich die Correctur der zuerst auffallenden und dev zuletzt ins 

 Fernrohr nach der Gesichtslinie fallenden Strahlen bis zu dem Grade, dass 

 diese mit der Sextanten-Ebene coincidireu. Wie aus der Abbildung Fig. 3 ersicht- 

 lich, sind eine Anzahl Schrauben dem Apparat beigefügt, womit die genaueste 



