166 



Eiustelhiug- mit Leicliligkeit erlangt wird; auch lässt sich deröelbe schnell 

 und sicher auf den kleinen Sextauten aufstellen, die Schraube schnappt in 

 eine punktförmige Oefiuung, die Klemme dieser Schraube hält ihn sicher fest, 

 und da die Kante des Sextanten in längerem Betrage zur innigen An- 

 lehnung benutzt wird, so ist keine in Belang kommende Verschiebung zu 

 befiirchten, wenn der Apparat wiederholentlich abgeuommen und aufgesetzt wird. 



Bemerkt mag schliesslich noch werden, dass an diesem Sextanten nach- 

 träglich der Zusatz gemacht worden ist; giiustiger dürfte sich die Sache ge- 

 stalten, wenn von Hause aus auf eine derartige Hülfseinrichtuug das Instrument 

 zugestutzt wird. 



Wie der Sextant zum Gebrauch der Wiukehnessungen in Umfang eines 

 Spiegelkreises hergestellt werden kann, ist noch auf eine andere Art zu er- 

 reichen. Diese Construetion hat der Verfasser nicht ausgeführt; die Zeichnung 

 Fig. 5 auf Taf. II soll nur eine Idee geben, wie mit Beibehaltung der sonstigen 

 Einrichtung der obige Zweck erreicht wird und bezieht sich nur auf 

 Instrumente grösserer Dimensionen. 



Wie man sieht, ist der Sextant nach der Endseite der Theiluug hin 

 erweitert. Die erweiterte Seite dient dazu, noch einen zweiten kleinen Spiegel, 

 gerade so, wie es der gewöhnliche ist, und dahinter einen Fernrohrhalter zu 

 befestigen, in den dasselbe beigegebenc Fernrohr und zwar möglichst senk- 

 recht zum Speichensinne gerichtet, eingeschraubt wird. Das Fernrohr sieht 

 sowohl auf den zweiten kleinen Spiegel, welcher vom grossen Spiegel reflec- 

 tirte Bilder eines Objectes empfängt, als auch darüber weg direct auf ein 

 zweites Object. Die gefärbten Gläser sind in der Zeichnung zugesetzt und 

 wie bei der gewöhnlichen Constructionsweise zum Einschlagen bestimmt; um 

 aber den einen Gläsersatz neben dem bisherigen Zwecke auch zum Vorschub 

 vor den 2ten kleinen Spiegel zu benutzen, kann er aus seiner sonstigen Stellung in 

 in die gezeichnete Lage gedreht werden. Käme es nun noch darauf an, auch 

 der directen Aussicht des zweiten Fernrohres Färbegläser vorzuschieben, so 

 würde entweder derselbe zweite Satz auf die durch den kleinen Ki'eis in der 

 Zeichnung bezeichnete Stelle aufgesteckt werden können, oder es Hesse sich 

 ein dritter Satz auf der geeigneten Stelle befestigen. 



Wie aus der Abbildung zu ersehen, ist die Alhidade in der Nullstellung 

 wiedergegeben; das ist zugleich die Stellung, in welcher Objecto im Abstand 

 von 180^ zur De'ckung am zweiten Fernroiirapparate gelangen, und zwar nach 

 den durch doppelte Pfeilspitzen ausgedrückten Richtungen, während die ein- 

 fachen der gewöhnlichen Richtung entsprechen. Die weitere Verschiebung der 

 Alhidade von O'' ab kann nun etwa bis 80° bewerkstelligt werden, also bis 

 zur Stellung des grossen Spiegels, in welcher dei- Auffall dei- Strahlen schon 

 zu flach zu werden anfängt. Es können also nach der hohlen Seite hin- 

 gerechnet Winkel zwischen 1<^0° und 180° gemessen werden, und da in der 

 gewöhnlichen Handhabung Beobachtungen von Winkeln bis etwa 120° vor- 

 kommen; so erlangt man für das Intervall 100°— 120° Bestimmungen zwie- 



