167 



facher Art, woran sich auch die Ermittelung des Indexfehlers für den zweiten 

 Fernrohrapparat anknüpft. 



Dieser Indexfehler kann indess noch auf die schon vorhin angedeutete 

 Art bestimmt werden, indem man die Messung eines Winkels von 180^ im 

 Horizont nach den beiden Arten der Objectanvisirung ausführt. Auch ist das 

 eine der beiden Objecto entbehrlich u)id kann durch ein mit Fadenkreuz ver- 

 sehenes Ilülfsfernrohr ersetzt werden, indem mau dieses auf ein beliebiges 

 Object richtet, und nun durch den Sextanten die beiden Bilder des anvisirten 

 Objectes und des Fadenkreuzes zur Deckung bringt. 



Da die Indexangabe für einen Winkel von 180 "^ der Nullstellung nahe 

 kommt, so werden zu Messungen der Winkel zwischen 180« und 100 ^ welchen 

 die Ablesungen 0** und 80" entsprechen, nur in dem Falle die anderswo 

 gefundenen Correctionen der Excentricität zu berücksichtigen sein, wenn diese 

 nicht vermischt mit den aus der prismatischen ßeschaflenheit des grossen 

 Spiegels hervorgehenden gelten, da im zweiten Falle dei- Aufiall der Strahlen 

 ein anderer geworden ist, als im ersten. 



In der Constructionsweise wird darauf zu achten sein, dass das erste Fern- 

 rohr möglichst nahe an den Limbus und wie schon gesagt, senkrecht zur 

 Richtung des Radius des Sextanton kommt, denn auf diese Weise wird das 

 etwaige Hindei'niss, welches dei- Kopf des Beobachters verursacht, im möglich 

 besten Sinne beseitigt. Hat der Sextant 8 Zoll Radius, so werden im zweiten 

 Beobachtungsfalle die Beobachtungen mit dem rechten Auge wohl eben so gut 

 wie mit dem linken angestellt werdcüi können; ist der Sextant aber kleiner, 

 so ist die Möglichkeit nur für das linke Auge vorhanden. 



Der Sextant scheint stereotyp gebaut zu werden, wie die Abbildung zeigt; 

 da aber auch Instrumente selbstverständlich mit Umwandlung des Rechtsseitigen 

 nach links construirt werden können, so dürfte dem etwaigen Bedürfuiss eines 

 Beobachters, welcher das rechte Auge anstatt des linken verwenden wollte, 

 nachzukommen möglich sein. 



III. Methode, die Fehler quantitativ zu hestinuneu und den Winkel /i 



zu erniittelu. 



PJs soll ferner ein einfaches Verfahren mitgetheilt werden, mit möglichst 

 wenig Apparat die in die erste Kategorie gehörigen Abweichungen, nämlich 

 hinsichts der Neigung des Fernrohres, des grossen und kleinen Spiegels zur 

 Sextantenebene, quantitativ festzustellen, wie auch den Winkel genau zil be- 

 stimmen, den der kleine Spiegel mit der Fernrohrrichtung bildet, oder sein 

 Compliment. welches oben schon mit ß bezeichnet wurde. 



Zur Fehlerberechnung ist nur ein genäherter Werth dieses Winkels 

 erforderlich, für den heliotropischen Zweck jedoch ein genauerer. 



Vorher möge hier kurz eine Besprechung der Verfahren Platz linden, 

 welche für die Bestimmung der genannten Grössen gewöhnlich angewendet 

 werden. Das Werk von Bohnenberger, Anleitung zur geographischen Orts- 



