169 



Diopteren von einander in der Aufstellung auf dem Gradbogen nicht gut 

 iiber 180 """ bei grösseren Sextanten zu treiben möglicli ist, so dürfte der 

 Angularwertli von 1' auf fast 0,05 '"'" Verschiedenheit in der Höhe zutreffend 

 sein Der Faden bedeckt somit 4" im Winkel, und auf den äussersten Oelf- 

 nungsdurchmesser kommen 7 — 8', die Schärfe der Einstellung ist daher sehr 

 reducirt und nicht mit der Fernrohreinstellung zu vergleichen: ein Ferurohi- soll 

 aber doch mit diesem Apparat controllirt werden. Zudem ist vorausgesetzt, dass 

 der Faden genau horizontal ist und dass die Diopteren ganz gleiche Höhe haben. 

 Der Beobachter ist somit verpflichtet, diese Prüfungen ebenfalls vorzunehmen, 

 und eigentlich gehört zur genauesten Erkenntniss dieser vorbeduugenen Eigen- 

 schaften wieder die Benutzung eines in derselljeu Höhe horizontal befindlichen 

 Microscopes. Endlich bleibt es ungewiss, ob bei der Aufstellung der Apparate 

 auf den Limbus die Fundamentalebeneu mit ein und derselben Limbusel)ene 

 zusammenfallen. Wenn mau die erörterten Bedingungen soweit erfüllt ansehen 

 dürfte, dass in der Verschiedenheit der Höheubeobachtung durch die Diopteren 

 ^/lo '""' ßt^trag übrig bleibt, so würde man schliessen können, dass dann diese 

 Methode so genau ist, wie die vorhin angeführte. 



Was ferner den Gebranch der Diopteren zur Ermittelung des Fehlers 

 des grossen Spiegels betriift, so lässt sich damit erkennen, ob eine mehr 

 oder weniger beträchtliche Abweichung vorhanden ist, wie gross diese al)er 

 ist, kann nicht festgestellt werden. 



Die einfachste Methode, zu untersuchen, ob der grosse Spiegel auf der 

 Sextanteneltene senkrechte Stellung hat, besteht darin, dass der Beobachter, 

 nachdem er die Alhidade etwa auf die Mitte des Limbus geschoben hat, 

 unter schiefem Blick auf den grossen Spiegel zusieht, ob das Spiegelbild 

 des Limbus mit dem unmittelbar gesehenen Theile desselben einen Winkel 

 bildet oder nicht. Das ZusammenfiiUen entscheidet für die Richtigkeit. 

 Diese Art der Untersuchung, welche sich in allen auf den Sextanten bezüg- 

 lichen Schriften findet, hat noch geringere Genauigkeit, als die letztaugegel)eue 

 Methode: der Spiegel luuss schon um melirere ■Minuten unrichtig stehen, wenn 

 man mit Bestimmtheit eine Abweichung bemerkt. 



Zur Bestimmung der Correctiou des grossen Spiegels gehört auch das 

 in dem Buch .,Sa witsch, Abriss der practischen Astronomie'' aufgeführte 

 Verfahren von Preuss. Hier wird eine feste ebene t^nterlage beansprucht, 

 auf welcher ein Gestell mit 4 senkrechten und verschiebbare Diopteren ent- 

 haltenden Stäben angebracht ist. Der Sextant kommt in die Mitte, so dass 

 sein Spiegel gerade in derselben Linie und Höhe der Diopteren ist. Xach 

 der Spiegelseite wird nun zuerst das eine Paar der Diopteren so verschoben, 

 dass die Diopteren mit ihrem reflectirten Bilde zusammenfallen. Dann nimmt 

 man den Sextanten von der LTnterlage weg und stellt das andere Paar 

 Diopteren zum Zusammenfallen mit dem ersteren. Bndlich bringt man den 

 Sextanten mit seiner Spiegelseite umgewendet wieder auf die erst eingenommene 

 Stelle, und sieht zu, ob wieder Diopteren und Spiegelbild coincidireu, anderer- 



