170 



seit« bewegt mau die äusseröte Diopter so lauge auf iiud uieder, bis das 

 Zusammentreffen stattlindet und liest au einer Theiluug deu Betrag der Ver- 

 schiebung ab. Die Neigung des Spiegels x iu 8ecundeu ausgedriickt wird 

 demnach gefunden durch die Formel: 



a 



''~2dsiul'^ 

 worin a den Unterschied dsr Verschiebung und d die Entfernung des letzten 

 Diopterenpaares in gleichem Maasse ausgedriickt bedeuten. Die Bestimmung 

 von X hängt schliesslich von zweien Grössen ab zwei Manipulationen der 

 Einstellung der Diopteren sind aber vorangegangen und diese sollen ganz 

 ohne Fehler sein. Wie sehr blosse Diopteren] »eobachtungen dem Fernrohr- 

 gebrauch nachstehen, ist eine bekannte Sache, hier muss zum Zwecke eines 

 Resultates dreimal die Dioptermethode angewendet werden. 



Allerdings wird wieder die Genauigkeit erhöht, als man bei der Aus- 

 einanderstellung der Diopteren auf keine Schranke, wie dort oben beim Um- 

 fange des Limbus angewiesen ist. Indess geliietet die Abnahme der Hellig- 

 keit einen Halt der Ausdehnung, obwohl die Schärfe bei Begegnung ver- 

 schiedener Sehweiten wegen alleiniger Benutzung von Centralstrahlen nicht 

 wesentlich leidet; zudem muss die Umwendung des Sextanten als ohne Störung 

 der Stabilität des Messsystems vollzogen gelten. 



Jm Berliner Astronomischen Jahrbuch für 1830 findet sich die bekannte 

 Abhandlung Eucke's über den Spiegelsextanten. Zur Bestimmung der 

 Neigung des Rohres zur Sextantenebene führt er den Gebrauch eines Niveau's 

 zur Horizoutalstellung des Limbus ein. verwendet ferner ein mit Fadenkreuz 

 versehenes Hülfsfernrohr mit grossem Objectiv und ausserdem eine oder 

 mehrere horizontal gelegene terrestrische Marken. Das Sextantenferurohr 

 erhält ebenfalls zur Pointiruug ein Fadenkreuz und der kleine Spiegel wird 

 der bequemeren Durchsicht wegeu beseitigt. 



Zunächst stellt er die Sextanteuebene wagerecht, während das Fernrohr 

 auf das Object zeigt, und hinter dem Sextanten das Hülfsfernrohr in mög- 

 lichst gleicher Höhe mit der Gesichtslinie ebenfalls auf dasselbe Object. 

 Wird nun der Sextant um 180° umgewendet, seine Ebene wieder ins richtige 

 Niveau gebracht, und durch das Hülfsrohr in das andere hineingesehen, so 

 müssen die Fadenkreuze sich decken, wenn kein Neigungsfehler vorhanden 

 ist. Die übrigbleibende Abweichung ist der doppelte Neigungsfehler. Mau 

 hat uuu diese Abweichung zu halbiren, indem man mittelst des Hülfsrohres 

 zugleich das Object und das Fadenkreuz des Sextantenrohres sieht und auf 

 die Mitte dieses Abstandes das Hülfsrohr zu bringen. Wird an der Sextanten- 

 rohrfassung soviel geändert, bis dieses Rohr mit der neuen Gesichtslinie zur 

 Coincidenz kommt, so ist die unrichtige Neigung fortgebracht. 



Gewöhnlich hat der Ring, worin das Rohr geschraubt ist, die nöthigen 

 Spitzen und Schrauben zur Drehung und Feststellung in eine andere Lage. 

 Wenn aber eine solche Vorrichtung- nicht vorhanden ist, bleibt nur eine 



16 



