173 



Methode nicht zurückhalten zu müssen, die zwar auch nur eine Annäherunir 

 wie wohl in manchen Punkten besser als in einigen der erörterten Verfahren 

 erstrebt, indess nur geringen Anspruch von Hülfsmitteln und Mühe erfordert. 



Für das Ocular des Sextantenferurohres schlage ich zunächst folgende 

 Veränderung vor. Gewöhnlich sind 2 doppelte Fadenkreuze eingezogen, die 

 einen quadratischen Raum in der Mitte bilden sollen. Für Untersuchungen 

 der Fehler hat man dadurch keine genaue Mitte gewonnen, und man ist ge- 

 nöthigt, ein Fadenkreuz extra einzuziehen, das schwer nachträglich centrirt 

 werden kann. Man lasse auf einer dünnen Glasplatte ein Kreuz ritzen, von 

 demselben Kreuzpunkt aus einen dünnen Glaskreis von etwas über 1*^ Durch- 

 messer, wie er dem centralen Beobachtuugsfelde entsprechen möchte, aus- 

 drehen, und die Glasplatte nach aussen soweit abdrehen, dass sie als Ocularplatte 

 gefasst werden kann. Man vergleiche dazu die Figur 6 der Taf. I. Legt man 

 nun in die Ritzen Spinnfäden ein, so erhält man sowohl einen genauen Mittel- 

 punkt als auch ein wirklich centrales Beobachtungsfeld. Der ausgedrehte 

 Rand kann durch Lack geschwäi'zt sein, damit er auch bei grösserer Dunkel- 

 heit als Ring hervortritt. 



Der Hülfsapparat besteht erstens aus einem mit Fadenkreuz eingerich- 

 teten Fernröhrchen. das auf dem cylindrischen Lupenträger der Alhidade in 

 der gleichen Höhe wie das Sextantenrohr angebracht ist. Steht die Lupe 

 im Wege, so wird sie abgenommen, da nur für die genaue Ermittelung des 

 Winkels ß eine Ablesung erforderlich ist. Um den cylindrischen Träger muss 

 das Röhrchen sich drehen, und zur Berichtigung der Gleichheit der Höhen 

 auf jenem nach oben oder unten sich verschieben lassen, ausserdem ist an 

 einem Stift als horizontale Axe die Verstellung der Neigung nöthig. Die 

 Einrichtung kann man sich primitiv aus Pappe und Holz herstellen, selbst 

 der Achromatismus ist entbehrlich. 



Der zweite Hülfsapparat ist ein ganz dünner, längerer, schwarzer Ma- 

 schiuenzwirnfaden, welcher als Object in gewisser Entfernung an einer verticalen 

 Wand vor die l)eiden Fernröhre gespannt wird. 



Ein Niveau wird durchaus nicht beansprucht. 



Wenn man die Alhidade in die Nullstellung bringt, wo die Fernröhre 

 nahezu parallel zusammenkommeuj, so kann man wohl auf '/g Millim. Genauig- 

 keit Ijei der Höheneinstellung rechnen, was im Fadenabstande von 2 Meter 

 einen Fehler von fast 1' hervorruft. Dieser lässt sich aber sicher noch kleiner 

 macheu, wenn man an einem weiteren übjecte die horizontalen Fäden der 

 beiden Fernröhre zu gleicher Neigung richtet, dann den Sextanten vor den 

 schwarzen Faden bringt, und ohne die Neigung des Hülfsrohrs zu viu-ändern 

 dieses in der Höhe verschiebt, bis genau die betreffende Deckung in beiden 

 Röhren erlangt ist. 



Auf ganz scharfe Einstellung durch Aus- und Einschub der Oculare muss 

 aian verzichten, da man leicht hierdurch wieder den Hauptzweck schädigen 



