174 



könnte. Aus dem Gesagten und Folgenden wird mau sehen, worauf es an- 

 kommt, und demnächst die Auswahl der passendsten Ocularstellung treffen. 



Der Objectfaden ist in die gleiche Höhe, welche die Fernrohre haben, 

 parallel zur Sextantenebene zu bringen nothwendig. In doppelter Länge, wie 

 der Abstand ist, soll er nahezu als Hypotenuse eines gleichschenkligen 

 rechtwinkligen Dreiecks an der Wand befestigt werden, während der grosse 

 Spiegel den Scheitel des rechten Winkels einnimmt, und die beiden Fernrohre 

 in der Nullstellung der Alhidade nach dem linken Ende des Fadens visiren. 



Parallel zur Sextantenebene erhält man den Faden schon, ohne die 

 genaue Höhencorrection in der Fernrohrstellung vorgenommen zu haben, da. 

 durch, dass man das Hiilfsrohr aus seiner vorhin bezeichneten Stellung heraus 

 nach der rechten Richtung der Hypotenuse zu dreht und nun durch Ver- 

 schiebung der Alhidade darauf achtet, dass zwei symmetrisch zur Mitte der 

 Hypotenuse gelegene Paukte mit dem horizontalen Faden des Hülfsrohres ge- 

 deckt werden. 



Es muss bemerkt werden, dass eiu Faden, wenn er auch gehörig gespannt 

 wird, durch sein Gewicht sich etwas biegt. Wenn man auf seine Mitte Acht 

 giebt, während man immer mehr anzieht, bemerkt man, wie sie asymptotisch 

 einer bestimmten Grenze zueilt. Bei 4 Meter Fadenlänge wird man um den 

 Betrag der Ablenkung von der geraden Linie ausser Sorge sein können, da 

 sie nach dem Experiment des V erfassers weniger als V5 ^^ ausmacht Wird 

 nämlich auf einem horizontal gelegten langen und breiten Brett der Faden 

 gespannt und unmittelbai' unter ihm in der Mitte eine Marke angebracht, so 

 kann man sich sogleich von der Grösse der Abbiegung überzeugen, sobald 

 das Brett auf die Kante gestellt wird. Um sich von der Besorgniss um die 

 Durchbiegung des Brettes, dessen Constanz Voraussetzung ist, loszumachen, 

 versuche man weiter die Abbiegung zu fixiren, auch für den Fall, wo die 

 Kante blos in der mittleren Gegend unterstützt wird. Bei Bestimmung der 

 Neigung des Sextantenrohres muss der Faden äusserst gespannt sein, die 

 weitere. Untersuchung ei-heischt den höchsten Grad der Spannung nicht. 



Hat man die Richtung der Parallele zur Sextantenebene festgestellt, so 

 erhält man folgendermassen den Betrag der Neigung des Sextantenrohres. 

 Man bringt beim Hypotenusen endp unkt links ein kleines Stück Carton mit 

 Micrometertheilung in der zum Faden senkrechten Richtung nahe hinter diesem 

 und ein eben solches bei der Hypotenusenmitte an. Spannt man den Faden 

 in die Parallele, welche genau durch den Endpunkt links, wohin die Fernrohre 

 zeigen, geht, und dreht die Alhidade so weit, bis das Hülfsrohr senkrecht 

 auf der Hypotenuse steht, so liest man an der dort befindlichen Theilung den 

 Betrag m ab, um welchen das Rohr über oder unter dem Faden gerichtet 

 ist. Heisst nun die bezügliche Entfernung seines Objectives zur Fadenstelle e, 

 so ergiebt sich die Neigung des Sextantenrohres i in Secunden aus folgender 

 Relation: 



20 



