LXXXVI 



Die zweite Methode des Vortragenden erfordert ebenfalls nur einen Be- 

 obachter, und zwar ohne weitere Beihilfe. Die Messungen beziehen sich auf 

 Wolken, welche im Zenith sind. Zwei Spiegel A u. B in der Figur II werden 

 weit auseinander unter einem genauen Winkel von 90" zu einander, und unter 

 ungefährer Neigung von 45" zum Zenith gestellt; ihr Abstand bildet die Basis. 

 Reflectirt kommen Bilder der Wolke abweichend um ^ vomHorizont zu Stande, 

 wenn der der Basis gegenüberliegende Winkel a heisst. Die beiden Bilder 

 fallen auf den in der Mitte zwischen den Spiegeln gestellten Messapparat C, 

 welcher im Wesentlichen aus einem Fernrohr und zweien vor dem Objectiv 

 befindlichen unter 45" zur Axe geneigten Spiegeln besteht. Da der eine dieser 

 Spiegel drehbar ist und seine Drehung gemessen werden kann, so erhält man 

 auch den Winkel a. Der hierzu gebrauchte Apparat ist das in den Schriften 

 der Gesellschaft im Jahre 1864 beschriebene Depressionsmikrometer. 



Verwendet müssen Silberspiegel werden, deren versilberte Seite spiegelt, 

 insbesondere da der Apparat viel Lichtverlust veranlasst. Nach v. Steinheil 

 ist die Helligkeit des Silberspiegels 91% vom directen Licht, daher 83^ bei 



doppelter Spiegelung, und endlich 

 41^' für jedes der getheilten Bilder. 

 Um die beiden Spiegel A undB rich- 

 tis zu stellen, sind Fussschrauben 

 und jedem eine Doppellibelle beige- 

 '^^ ..^^___^^ \X geben. Zur genauen Einstellung 



C /n der unter dem Winkel 90" ver- 



langten Neigung, werden die Spiegel- 

 ^'^'"' ^ ■ apparate dicht zusammengebracht, 



vermittelst eines grösseren Fernrohrs in Nadirstellung das Zusammenfallen der 

 Spiegelbilder seines Fadenkreuzes beobachtet, und wenn Coincidenz eingetreten, 

 ohne Drehung der Fussschrauben, die Libellen zum Einspielen regulirt. In der 

 für die Wolkenbeobachtungen erforderlichen Auseinanderstellung der Spiegel- 

 apparate, werden die Neigungen der Spiegel alsdaun correct sein, wenn man 

 durch Aenderuug an den Fussschrauben die Libellen zum Einspielen bringt. 

 Zur bequemen Beobachtung sind grosse Spiegel etwa von 40 cm Breite und 

 60 cm Länge, und eine Basis von 40 m Erforderniss. Im Hause der Gesell- 

 schaft Hess sich nur ein Abstand von 20 m erreichen, die Breite der Spiegel 

 beträgt 16 cm. Sehr geeignet und wenig kostspielig sind Spiegel der Fürth- 

 schen Fabrik, an denen man den Lacküberzug beseitigt und Politur vornimmt. 

 Die Vergrösserung des Fernrohres am Depressionsmicrometer war auf 3 — 4 

 mal reducirt, eine grössere Vergrösserung verträgt die Beobachtung der 

 Wolken nicht. 



Zu der dritten von Herrn Kays er ausgeführten Methode gehören zwei 

 Beobachter, welche in einer Entfernung von etwa 600 m auseinander gleich- 

 zeitig (Telegraphic, Telephon oder Chronometerübereinstimmung) die Wolken- 



