LXXXYII 



antrittc, die sich in demselben durch beide Stationen gelegten Kreise voll- 

 ziehen, notiren. Jeder der beiden einander congruenten Apparate besteht, 

 wie in Figur 111 angedeutet ist, aus einem um 37 — 38" zum Horizont 

 geneigten grossen Spiegel A, von dem reflectirt die Wolken durch die Visir- 

 öffnung C beobachtet werden. Dicht vor dem Spiegel befindet sich die verticale 

 und senkrecht zur horizontalen Yisiraxe gestellte kreisförmige Fassung B, in 

 welcher ein rundes durchsichtiges und im Durchmesser mit feiner Theiluns: 

 versehenes Glas sich herumdrehen lässt. Werden die Apparate nebeneinander 

 parallel und durch die beigegebenen Libellen horizontal aufgestellt, so müssen 

 die Visirlinien dasselbe Himmelsobject treffen. Auf den Stationen erhalten die 

 Apparate ein und dieselbe parallele Richtung, und die Durchmesser werden in 

 die gleiche Lage, wie sie aus der Stationen- und Apparatrichtung heraus- 

 gerechnet wird, gedreht. Dieselbe Wolkenspitze tritt 

 alsdann gleichzeitig für beide Beobachter an den Durch- 

 messer an, und sie haben die Aufgabe, jeder dem 

 ihm entsprechenden Extrem des Durchmessers zu, 

 die xlntrittsstelle an der Theilung zu notiren. Der 



Figur ni. 



Abstand dieser Antrittsstellen entscheidet über die 



Höhe der Wolke, je grösser desto niedriger ist diese. Einer nach den 

 bestimmten Daten der Aufstellung vorausberechneten Tabelle ist das Resultat 

 der Wolkenhöhe zu entnehmen. Nachdem der Apparat auf dem Fensterbrette 

 durch OeÖuung einer Luftscheibe etwas hinausgesclioben ist, können Wolken 

 im Gesichtsfelde von fast 20 '^ beobachtet werden, welche von dem gewöhnlich 

 schwer zu erreichenden Zenith etwas abgeneigt sind; auch dient derselbe als 

 Nephoskop. Zu diesem Zweck werden der drehbare getheilte Durchmesser in 

 die Richtung der Wolkenbewegung gebracht und der Betrag der Bewegung 

 für einen entsprechenden Zeitraum geradezu abgelesen. Der Geschwindigkeits- 

 ermittelung tritt wegen schiefer Projection eine leicht aus einer Tabelle zu 

 entnehmende Reduction hinzu^). 



1) Zur Ausführung der dritten Methode sei das Folgende gesagt: Die Entfernung der 

 Stationen Kgl. Navigationsschule und Haus der Naturforschenden Gesellschaft, mit e benannt, 

 beträgt c. 670 Meter. Da der Winkel Nord, Haus der Naturforschenden Gesellschaft, Navigations- 

 schule 26^ ist, und die parallel gestellten Apparate mit der Nordrichtung den Winkel von 

 G5| bilden, so ist der Unterschied 38^0 der Winkel «, den die Richtung der Basis e mit der 

 Visirlinie einnimmt. Als Neigung der Spiegel zum Horizont wurde n = 37^ gefunden, dem- 

 nach hat das in der Ceutralvisirlinie reflectirte Object den Zeuithabstand z = 15^*', gefolgert 

 aus der Relation : 



90 " — n = n H- z. 



Ferner ergiebt sich der Winkel et', um den der getheilte Durchmesser aus der Vertical- 



stellung (und zwar oben nach links von den Beobachtenden genommen) gedreht werden muss, 



aus der Gleichung: 



. f tg « 



tg a = 



cos z 



also «' = 40 32'. Die Theilung, transparent auf Glas, hat den mittleren Werth von 5 ni'», 



entsprechend einem Grade, so dass die Zehntel noch gut geschätzt werden können. Der Unter- 



