298 
bb beispielsweise durch die Curve 0123 über bb graphisch dargestellt. Legt 
man den Spalt um, so dass bb nach b’b’ kommt, so ist die breitere Oeffnung 
die Lichtausbreitungslinie, die Verzögerungen werden jetzt durch die Curve über 
b’b’ wiedergegeben, deren Abschnitte über b’b’ gemessen in denselben Richtun- 
gen wie erst gleich gross ausfallen. So wie nun die Anordnung der Farben 
des Speetrums in umgekehrter Folge von der in der ersten Lage des Spaltes 
vor sich geht, so werden überhaupt die Farbenbilder sich umkehren, wenn das 
Mikroscop zu nahe oder zu ferne eingestellt ist. Um den Gang der Spectra 
zu übersehen, und auch gewisse Ungleichheiten auszuglätten, empfiehlt es sich, 
was ich oft in meiner Untersuchung gethan habe, das Mieroseop absichtlich aus 
der Fixirung des Brennpunktes herauszubringen, wenngleich andererseits die 
Intensität geschwächt wird. 
Dasselbe Verhältniss findet auch statt, wenn in Fig. 3 auf Taf. I innerhalb 
des Spaltes, dessen parallele Flächen in aa und bb sich befinden, an den äussersten 
Enden einer schrägen Linie, die von aa und ce begrenzt wird, Strahlen zur 
Interferenz kommen. Verbreitet sich das Licht von bb aus in Richtungen, die 
von der senkrechten Lage 000 abweichen, so werden die ursprünglichen Ver- 
zögerungen durch die mit aufrecht geschriebenen Zahlen 1, 2, 3 bezeichneten Ab- 
schnitte der Curve unmittelbar über bb dargestellt, welche weiter nach oben 
in die gleichbezeichneten Abschnitte der Schleife über ce, und dann in die Ab- 
schnitte desjenigen Kreises über aa verlaufen, der jene schräge Linie zum Durch- 
messer hat. Kehrt man den Spalt um, so ist aa die Licht erzeugende Linie 
und die durch die umgekehrt geschriebenen Zahlen bezeichnete Schleife bildet 
die Darstellung der Verzögerungen, die mit Bezug auf ec in die Kreisabschnitte 
und mit Bezug auf bb in die Abschnitte einer anders als erst gestreckten Curve 
sich verwandeln. Kreis- und Curven-Abschnitte sind ebenfalls mit umgekehrten 
Zahlen versehen. Alle entsprechenden Abschnitte haben unter einander in bei- 
den Lagen des Apparates gleiche Grösse. Ueber die Anordnung der Farben 
und ihre Umkehrung gilt dasselbe, wie im ersten Falle. 
Anders aber machen sich die Verhältnisse, wenn die Oeffnungsflächen nicht 
parallel sind. Der Blick auf Fig. 4, Taf. I, worin OC und AB die Oefinungen 
des Spaltes darstellen, und nach drei Weisen Interferenzen vorkommen, ist ge- 
nügend, um die Ungleichheit der Verzögerungen zu erkennen, die durch die 
in beiden Lagen construirten Lothe von den Parallelen abgeschnitten werden. 
Die Untersuchung unseres Spaltes hinsichts der Neigung und Breite der 
Facetten beider Hälften führte zu einem Resultate, das durch Darstellung des 
Durchschnittes, wenn der Spalt geschlossen ist, in Fig. 2 auf Taf. IV, und zwar 
im Verhältniss von 1000 : 1 wiedergegeben ist. Die betreffenden Winkel sind 
den Seitenflächen beigefügt, diese in Millimeter ausgedrückt. Es soll für die 
Folge der Kürze wegen die Millimeterbezeichnung ausgelassen werden. Die 
linke Seite ist die Schieberseite, durch die Schraube zu bewegen, während die 
rechte festsitzt. Obwohl ein Goniometer behufs Winkelmessung mir nicht zur 
Hand war, glaube ich doch durch Beobachtung der Spiegelhilder einer Kerze 
15 
