56 SANTIAGO DE LA nVERTA 



pesados— 100 kgrs., — suspendidos inmediatamente por encima de 

 su centro de gravedad, una masa inerte, inconmovible, por lómenos 

 por sacudidas lejanas ó poco intensas, capaz de servir de repare 

 suministrando un punto fijo (fig. 4?). Y partiendo de este supues- 

 to erróneo, se han construido varios sismógrafos (sismógrafos de Ca- 

 voliten, Faura, Palmieri, etc. ) . 



Además se ha usado como sixmoscopio eléctrico, cerrando el circui- 

 to ya por el bob, * ya por la varilla suspeusora (fig. 4?). Como 

 sismógrafo la aguja ha sido llevada por la varilla ó por el bob. ó hien 

 por la parte del aparato que está en conexión con el suelo, siendo 

 llevada entonces por el bob la superficie registradora (fig. 5?). 



Los péndulos libres en una sola dirección (péndulos orientados), 

 pueden dar las dos componentes horizontales del movimiento, si se 



Fíij. «'■— Detalle del péndulo doble, según Ewingf. (Ene. Brit. ) : articulación 

 de las dos masas pendulares entre sí y con la aguja inscriptora. 



disponen en dos planos verticales, normales entre sí. Santi. i 

 etc., han dispuesto los péndulos de este modo. 



Pero estos péndulos, considerados como astáticos, no lo eran. 

 Para compensar la tendencia del péndulo á oscilar se empicaron 

 diferentes recursos más ó menos ingeniosos: como el sostenerlos, 

 con muelles en espiral, por un punto superior y otro inferior al de 

 suspensión; como el compensar los bobs con una cierta cantidad de 

 mercurio en cavidades prolongadas ( Qray), etc. 



Un medio al cual se ha acudido para obtener un punto estable, 

 es el uso de un péndulo invertido, articulado con el directo — doble 

 péndulo ó péndulo doble (fig. 5?) — de longitud y peso calculados, 



1 Empleo este término inglés, para mayor comodidad, en el sentido de masa 

 pendular. 



