74 SANTIAGO DE LA HUERTA 



Por último, no es necesario ningún trazado, cuando se conócela 

 magnitud angular ó lineal que recorre el registro en la anidad de 

 tiempo, pues basta medir las magnitudes respectivas. 



Pero es menos expuesto á cualquier percance — y aun este per- 

 cance puede ser registrado — si el apáralo, al misino tiempo que 

 fija el sismograma, paralelamente registra el eronograma corres- 

 pondiente. 



El eronograma reviste dos tipos principales, el continuo y el in- 

 termitente, ambos— desde luego — periódicos. 



En el primer caso (sismógrafo de Gray-Milne), la aguja cro- 

 nográfica está en contacto constante con el registro y experimen- 



CcmponcnU vtrtical 



Atajo 



CompontnUs kor 



6 21 H'p.m. 

 Tiempo expresada en segundos" <" 



Fig. 16. — Fragmento de tin sismograma obtenido el 15 de Agosto de 

 el aparato Gray-Milne en el Observatorio de Manila. 



ta sacudidas isócronas que levantan en prominencias, por cada uni- 

 dad de tiempo, la línea de planicies intermedia (fig. 16). 



En el segundo caso, la aguja ó palanca cronográfica permanece 

 levantada la mayor parte del tiempo y sólo toca el registro instan- 

 tánea é isócronamente; levantándose con suma rapidez, de donde 

 resulta el eronograma discontinuo. De esta clase es el aparato ero- 



